— 227 — 



Collo stesso processo si dimostra che non può avvenire alcun 

 errore nel risultato di a, se il magnete da studiarsi ha 1' asse 

 magnetico inclinato all'orizzonte di un angolo (3; se l'asse magne- 

 tico del magnete devia di un angolo Sr rispetto alla perpendicolare 

 (nel piano orizzontale di oscillazione del magnte sospeso) all'asse 

 magnetico del magnete sospeso, condotta per il suo centro magne- 

 tico : se 1' asse magnetico del magnete si trova in un piano oriz- 

 zontale diverso dal piano orizzontale che passa per il centro del 

 magnete sospeso. 



Infine va notato che non ha alcuna influenza l' inclinazione 

 all' orizzonte che può avere l' asse magnetico del magnete sospeso. 



Per la verifica di queste proposizioni e per tutto ciò che 

 riguarda la collocazione del magnete da studiarsi rimando il let- 

 tore a due altre mie pubblicazioni (*). 



15. Fatte adunque le misure di deviazione a 0° o ad una tempe- 

 ratura che non supera 3° ed alle temperature t v , t„ , t 3 etc. avremo 

 modo di calcolare i coefficienti medii di temperatura del magnete 

 fra 0° e fj , fra 0° e t 2 etc. poi fra t ì e £ 2 , fra ^ e t 3 etc, poi 

 fra t 2 e t 3 etc. Ridotti colla forinola (6) i coefficienti medii tro- 

 vati fra due temperature £.„ e t Q ai coefficienti medii fra 0°eLe 



fatta la media dei diversi valori corrispondenti, dedurremo che il 

 coefficiente medio dì temperatura fra 



Volendo ora esprimere M t con una formola 

 M t = M (1 — mt — nt*) = M Q (1 — (m + nt) t\ 



(*) Azione deviatrice di un magnete fisso sopra un magnete libero di 

 muoversi attorno ad un asse verticale. ( Memorie degli spettroscopisti ita- 

 liani; dicembre 1890 e gennaio, febbraio e marzo (1891) e voi. XXII 

 (1893)). 



Sulla misura delle deviazioni col magnetometro dei seni a posizioni 

 est ed ovest del magnete deviatore. (Annali dell'Ufficio Centrale di Meteo- 

 rologia e di Geodinamica voi. X, parte IV (1888)). 



