TiMMEKMANs — La cteasiM des liqiiides en dessous de 0°. 311 



le liqiiide du dilatometre on doit disposer d'un cryostat capable de maintenir 

 una basse temperature constante pendant uue duree relativeiuent loiiguo; la 

 premiere partie de mon meraoii-e comprend la description de ce cryostat et 

 nne serie de details techniques se rapportant a des raesures de volume et de 

 temperature. 



Pour connaitre la valeur absolue des eonstantes que je determinais, je me 

 suis eiforce de ne faire usage que de substances parfaitement pures ("2" partie), 

 et de fixer avee precision mon echelle de temperatures (3° partie). Les 

 donnees numeriques obtenues et leur discussion constituent le reste de 

 men article. 



PREMiERii Partie — Methoues. 



2. Dilatometres (fig. 1). — Les dilatoinetres" employes, au nombre de 

 cinquaute, avaieut la forme de recipients thermonietriques avec uue boule de 

 six centimetres de haut et de trois ccm. de capacite ; le tube capillaire de 



24 cm. de long et d'un mm.^ de section etait pourvu d'une eciielle 

 miliimetrique gravee sur la tige. 



II est facile de lire a la loupe la hauteur a laquelle un liquide 

 monte dans le capillaire, avee uue approximation de -^ de mm., 

 correspoudant ^ uue erreur maximum de 3-0^07^ du volume apparent 

 total, 

 cp Si j'avais employe uu seul dilatometre pour chaque liquide k 



6tudier, le capillaire aurait ele fort long ; j'ai prefere faire usage pour 

 chaque liquide de plusieurs diiatometres remi)li8 jusqu'a des niveaux 

 diiiereuts et ne faire de mesures avec chacuu d'eux, que pour les 

 T^ auxquelles le liquide ne s'eleverait pas dans le capillaire au- 

 dessus du cm. 10, compte a partir de la boule; de cette maniere la 

 longueur totale du tube a placer dans le bain cryostatique ne depasse 

 jamais 16 cm., ce qui est indispensable, avec I'appareil dout je dis- 

 Fig! 1. pose comme on le verra dans la suite. Des lors les portions du 

 capillaire, superieures au cm. 10, devieuneat inutiles aux 'T sous 0°, et pour 

 reudre les diiatometres moins longs et plus maniables, j'ai fait remplacer la 

 plus grande portion du tube capillaire par uue boule, de volume variable 

 suivant les cas, soufflee entre les cm. 10 et 11 de la tige. 



3. C(dihrage des Diiatometres. — (Je calibrage a ete fait en pesaut les quan- 

 tites de mercure pur contenues dans les portions successives de la tige et dans 

 les boules ; j'operais par double pesee avec des poids controles et en ramenani 

 les pesees au vide. J'ai pris des precautions speciales (jamais de contact 

 direct avec la main) pour que la T du mercure restat uuiforme pendant le 

 calibrage et egale k celle d'un thermometre sensible place k cote du dilatometre, 



Ce calibrage a eie lepele deux iuis uu moins pour chaque tube jusqu'a 



- Construits par la maison Arno Haak a lena. ^ J'ai ecrit partout T pour teiiipeiature. 



3b2 



10 



