312 Scientific Proceedinys^ Royal Dublin Society. 



concordance a yoo«« P^"^® ! ^"^ pareille difference pent provenir d'une 

 erreur de \ de degr^ sur la T pendant le calibrage. 



Tout le calibrage a ete ramene au volume a 0° ; pour cela j'ai du tenir 

 compte de la dilatation du verre des tubes. 



Les dilatometres etaient construits en verre d'lena 16'" dont le coefficient 

 de dilatation entre 0° et-200'^ a ete determine avec precision au laboratoire 

 d'Onnes a Leyden* ; la contraction de ce verre est d'environ -^ ol od P^^' degre. 



Les memes facteurs de correction out servi a calculer ^galement le volume 

 r^el du dilatometre aux diverses T sous 0°. 



Le verre d'lena 16'" presente egalement I'avantage d'une elasticite 

 parfaite : le zero de mes dilatometres est reste absolument constant depuis 

 plusieurs annees meme apres des immersions brusques et repetees dans I'air 

 liquide ; a basse temperature aussi, les observations sont concordantes quaud 

 on les repete a de longs intervalles. Exemples : 



(a) Dilatometre a ether 0"1 mm. = 0"1°. A 0° le liquide s'eieve dans la tige 

 a 175'3 mm. en 1907. 

 175-3 mm. en 1908. 

 . 175-3 mm. en 1911. 



(h) Dilatometre k isopentane 0-1 mm. = 0-03°. 



Le liquide s'^l^ve dans la tige a 1409 mm. au point de congelation de 

 I'eau — a 9-1 mm. au point de congelation de I'isopentane. Rechauffe 

 brusquement il marque 140-9 mm. au point de congelation de I'eau — apres 

 trois ans on retrouve 9-1 mm. au point de congelation de I'isopentane. 



J'aurais voulu repeter mes experiences avec des tubes en verre de 

 Thuringe dont Onnes a egalement fait determiner le coefficient de dilatation 

 a basse temperature ; malheureusement la qualite de ce verre est mal 

 specifiee, et il m'a ete impossible de m'en procurer de nouveaux ^chantillons. 



4. Corrections pour M&msques (Fig. 2). — Ces corrections sont au uombre de 

 deux. 



En effet j'ai toujours fait mes lectures de volume en ^ a 



I'extremite du menisque, et mes calculs sont bas^s sur I'hypothese 



que le liquide remplit compl^tement le capillaire jusqu'a une 



section horizontale passant par le point A. Or, dans le calibrage 



au mercure, le volume oceupe reellement par le mercure, est 



inferieur au volume suppose, tandis que pour les autres liquides 



qui mouillent le verre, ce volume est superieur au volume calcule ; 



il faut done faire une premiere correction additive, pour passer 



du volume reellement oceupe par le mercure au volume suppose ; 



et une seconde pour passer de ce volume a celui des liquides autres Fig 



que le mercure. 



* Commuuications from the Pliysiottl Laboratory of the Uuiversity of Leyden. No. 85, V (1903; 

 et 95j X (1906). 



Air 



Meravs 



