TiMMEBMANS — La densite des Uquides en dessous de 0°. 313 



Pour des tubes de faible diametre, d'apres Schalkvvyk,* le volume d'un 

 menisque de mereure est egal a la nioitie du volume d'uu cylindre, de meme 

 base b et de meme hauteur k que le menisque (| hb). La base du cylindre 

 peut etre calculee a partir de mes experiences de calibrage du capillaire et 

 la hauteur nous est donnee en fonotion du diametre de la base par les 

 experiences de Gockel''' ; j'ai done pu me dresser une table des corrections a 

 faire de ce chef. 



Pour les autres liquides qui sont etadies, pres de leur point de fusion, 

 j'ai admis que la surface du menisque correspond sensiblement a celle d'une 

 demi-sphere ayant le diametre du capillaire. Ici, par consequent, le volume a 

 ajouter est egal au volume d'lni cylindre dont la base est la section dii 

 capillaire et la hauteur le rayon de ce capillaire, diraiuue du volume d'une 

 demi-sphere de meme rayon. Cette correction est donnee par la formule J irr' 

 oil r est le rayon du capillaire. 



La somme des deux corrections additives equivaut a environ j-j^no' ^^ 

 volume total a mesurer. 



5. Bemplissage des Tubes (Fig. 3). — Au debut des experiences, les tubes 

 ont ete passes successivemeut au melange sulfurique nitrique, puis 

 f''^ au melange chromique, a la potasse, riuces a I'eau distillee, a 

 I'alcool, a Tether pur et seclies par un courant d'air sec. 



II est indispensable de ne remplir le dilatometre que d'une 

 substance pure, auhydre et compl6teraent privee d'air. En effet 

 quand uu gaz etranger est emprisonne dans la partie superieure 

 du capillaire d'uu dilatometre, il se trouvo soumis a des pressious 

 qui varient enormement avec le volume occupe par le liquide 

 aux diverses temperatures, et s'y dissout plus ou moins. 

 L'equilibre de ce syst^me a deux constituants varie done sans 

 cesse, et ne s'etablit que tres lentement. II en resulte des 

 variations leutes du volume apparent du liquide meme a 

 temperature constante. 



Pour eviter ees inconvenients, j'ai employe pour le remplissage un 

 dispositif invente par Young. 



On sonde a I'extr^mite du capillaire un petit recipient represente dans 

 la figure 3. Ou met en relation avec une pompe a vide. On fait alors k 

 differentes reprises, le vide pour ne laisser entrer que de Fair desseche par 

 son passage sur una colonne d'anhydride phosphorique. 



^ Comnmnications . . ., elc, 07, I (I'JOl). 



'' Zeitschriftl:. angewandte Chemie, UlOa, p. 3. Mes valexirsnumeriques sont extraites ilu I.aiulolt- 

 liorustein, 3' edition, p. 29, 1905 ; par suite d'une eneuv, les valeurs qui y sont donnees pour la 

 hauteur du menisque sont ilixfois Irop r>.rtcs, ot jc les ai corrigocs cii consc jucnce. 



S^ 



Pk 



v' 



