314 Seientijic ProceecUnys^ B.oyui Dublin Society. 



Quand le tube est bien sec, on detaclie I'appareil de la pompe et on 

 introduit dans le recipient le liquide a etudier de mani^re k ce qu'il reeouvre 

 completement Textremite dii capillaire a. On fait alternativement un vide 

 partiel qui enleve line eertaine qnantite d'air du dilatometre, pour revenir 

 ensuite a la pression atmospherique normale. Le liquide remplit alors })ar- 

 tiellemeiit la boule du dilatometre; on ferme, au moyen d'une pince, le tube 

 de caoutchouc qui relie I'appareil a la pompe, et on le detache de eelle-ci. 



On fait bouillir le liquide contenu dans la boule du dilatometre, et ses 

 vapeurs entrainent ce qui reste d'air. 



Par refroidissement la boule se remplit de liquide plus qu'auparavant, 

 et Ton recommence de la sorte jiisqu'a ce qu'on ait completement chasse I'air 

 du dilatometre. 



On porte enfin le dilatometre a une T connue et unefoisl'equilibre etabli, 

 on chasse par ebullition le liquide jusqu'a une division du capillaire, 

 calculee d'avance, et on scelle. 



En effet, j'ai pucalculer le rapport en volumes du liquide contenu dans le 

 dilatometre, a la T de reniplissage et a la T on la mesure de densite devait 

 se faire, en faisant usage des coefficients approximatifs de dilatation de nifs 

 liquides purs que j'avais determines precedemment, et fixer done a priori 

 le degr/ de reinjjlissage de chaque lube a la T ordinaire. 



6. Poiils du liquide en experience. — Les tubes calibres etant remplis, reste a 

 mesurer le poids de liquide pur qui y est contenu. Pour eela j'ai determine le 

 volume occupe par le liquide a 0", et j'ai multiplie cette quantite par la 

 densite du liquide a cette temperature. 



J'ai porte le contenu du dilatometre a 0° eu le plongeant dans un bain 

 de glace fondante. Ici, comme dans toutes mes autres mesures du volume 

 occupe par le liquide a telle ou telle T, j'ai eu soin de m'assurer : 



A, que la coloune liquide etait completement immergee dans le bain ; 

 B, que la hauteur du menisque restait absolument constaute pendant 

 10 minutes au moins. 



Dans le cas de liquides tres volatils, j'ai ete oblige de tenir compte 

 egaleraent du poids de la vapour saturee qui remplit le dilatometre au dessus 

 du liquide et qui se condense a basse T, car cette correction pouvait atteiudre 

 ToWo ^^ poids total. 



Les volumes occupes par la vapeur m'etaient connus, et j'ai emprunte les 

 valeurs de la densite des vapeurs saturees, soit aux donuees de la litterature 

 chimique, soit aux conclusions numeriques de la loi des etats correspoudants. 

 (Voir k ce sujet la 2' partie, § 23.) 



J'ai egalement tenu compte de cette correction pour les determinations 

 de densile sous 0°. 



