TiMMERMANs — La (lensiU des liquides en dessons de 0°. 315 



ErGste la eonstante qui a servi de base a toutes mes raesures : la densite 

 des liquides a 0° par rapport a la densite d'uu egal volume d'eau pris a 4". 



J'ai determine cette densite au moyen d'uu picnometre, du type Ostwald 

 modifie par Perkiii, avec boule permet- 

 tant la dilatation des liquides de 0° ou 

 se fait le calibragc, a la Toi'dinaire a 

 laquelle se fait la pesee (fig. 4). 



Ce picnometre, construit en verre 

 d'l^na 16'", et contenant uu volume 

 d'environ 30 centimetres cubes, a ete 

 recalibre a plusieurs annees d'iutervalle, 

 au moyen d'eau fratcliement bouillie; 

 son volume n'a varie que de ^-o^-q 

 autour de la valeur moyenne. (Pour des 

 details supplementaires voir le 2' partie, 



§ 13.) 



En resum6, dans toutes ces mesures 

 de volume et de densit6, la plus forte 

 erreur systematique, a^WTo > P^rait etre 

 due ^ ce que, au cours du calibrage 

 des dilatometres, la :?' du mercure n'etait pas conuue avec une approximation 

 superieure a j de degre. 



7. Ohtention et Mesure des basses Temperatures. — La seconde partie du 

 probleme que j'avaisa resoudre consistait a preparer des bains de 1' eonstante 

 et uniforme sous 0°, et a mesurer exactemeiit les Tainsi obtenues. 



La methode la plus simple et la plus exacte pour maintenir uu corps a 

 une 2' determinee au dessus de 0°, est de le plonger dans la vapeur d'uu 

 liquide pur, bouillaut sous pression eonstante. Cost ce qui a ete fait egalement 

 a basse 2' par divers savants et notamment par Onnes de Leyden ; mais cela 

 necessite des appareils couteux et compliques, car il faut operer avec des 

 gaz prealablement liquefies, et empecber autant que possible le rayonnement 

 de la chaleur ambiante- 



J'ai done prefere operer avec des bains de liquides purs, mainteuus 

 rigoureusemeut a leur point de solidification. 



J'ai construit pour eela uu appareil cryostatique base sur le meme princjpe 

 que I'appureil pour cryoscopie, avec I'air liquide comme refrigerant, invente 

 par Beukuianu.' 



Quant a la mesure exacte des basses T, elle a fait I'objet de nombreuses 

 reubercbes dans ces vingt dernieres annees. 



l''is. 



' Zeitschrift f. physikalische Chem. 44, 169 (1903). 



