316 



Scientific Proceedings^ Royal Dublin Society. 



Seuls les thermometres a gaz dounent a ce sujet des indications d'une 

 valeur absolue, mais ils sout eiicombrauts et d'un manienient difficile. Jusqu'au 

 present travail, les tliermometres a liqiiides u'avaient pas fait I'objet de 

 calibrage siiffisamment soigne sous o° ; ii ne restait done a ma disposition que 

 les thermometres electriques. 



J'ai choisi le thermometre a resistance de platine qui donne des indications 

 precises et iuvariables, et dont lechelle, grace aux recherches de Travers et de 

 Onnes, peut etre ramenee a reehelle tliermodynamique avec une approximation 

 sufBsante pour mes essais. (Sur le choix de I'eclielle, voir 3' partie.) 



8. Description de I'a-ppareil cri/ostatiqtie (fig. 5). — Mon appareil etait compose 

 des pieces suivantes :* 



A. Un vase de Dewar,profondeur interieure, 

 25 cm. ; diametre interieur, 10 cm. Les parois 

 sont completement argentees, sauf sur une ligne 

 de 2 cm. de largeur faisant tout le tour de I'ap- 

 pareil de haut et bas, de maniere k pouvoir 

 observer par transparence le eontenu du vase. 



B. Un secoud vase de Devvar, hauteur in- 

 terieure, 20 cm., diametre interieur, 6 em., s'y 

 trouve suspendu. 



Ge vase u'est pas argonfe ; il est pourvu 

 d'uue tubuliire laterale avee robinet rode ; cette 

 tubulure est mise en communication avec une 

 pompe a main et un manometre permettant de 

 regler a voloiite la pression entre les parois du 

 vase. 



C. Entrant k frottement doux dans le vase 

 jir^cedent un grand tube c\'lindrique dont la 

 partie supeiieure s'engage dans Tarniature de 

 I'electro-ainiant ; diametre interieur, 5| cm. ; 

 hauteur interieure totale, 25 cm. ; hauteur 

 interieure utile, 17 cm. ; volume interieur 

 utilisable pour ie bain cr3'ostatique, | litre. 



(Je tube est ferine par un bouchon de liege 

 perce de 3 trous par lesquels je pouvais intro- 

 duire dans le bain, soit mes dijatometres, soit la tige de mon thermometre de 

 platine. 



L'independance des diverses parties de I'appareil rend possible le remplace- 

 ment des dilatometres sans arret de I'agitateur, ou bieu le changement de 

 bain sans perte de melange refrigerant. 



' Construit par la maisoii Fr, HiigershofF, a Leipzig. 



