TiMMiOKMANS — La dcnsite cles liquides en dessous de ^°. olT 



D. L'agitateur ^lectro-maguetique plonge dans le cylindre etait forme 

 d'ua cercle de fer doux, relie a une tige centrale par 3 rayons disposes 

 symetriquement ; sur la tige venaient s'attacher de meme 2 autres ceroles 

 contribuant a I'agitation. 



Cat agitateur etait suspendu au bouohon par I'intermediaire d'une petite 

 spirale d'aeier formaut ressort. 



L'electro-aimant etait mis en action par un couraut de 70 ou 110 volts 

 et 0'15 ampere. 



L'interruption et la prise alternative du courant, assurant la chute et 

 Fasceusion de l'agitateur dans le bain, etait produite par intercalation d'un 

 metronome dans le circuit. 



9. Memre des resistances du thermouietre de platiiw. — Les mesures de 

 resistances out ete faites par la methode usuelle du pont de Wheatstone 

 avec galvanomfetre a miroir, employe comme indicateur du z^ro ; le circuit 

 n'^tait ferme que pendant la courte duree des mesures, pour eviter 

 I'echauffement du fil de platine et une augmentation de resistance con- 

 comitante. 



Eufiu on ne fermait le courant qu'avec une clef thermoelectrique speciale, 

 syst^me GriflBths,^ permettant d'6viter les courants induits. 



La boite de resistance etait une " Oallendar and Griffiths self-testing 

 bridge " du type le plus perfectionn^, construite specialement pour les mesures 

 de basses T.^° 



Les resistances fixes varient de -j'^ ohm a 12.8 ohms; elles sont pourvues 

 de contacts au mereure syst^me Collins, eiiminant compl^tement les erreurs 

 provenant de resistances de passage. 



Le fil oifrant une resistance totale de y^o d'olim est pourvu d'une gradua- 

 tion et d'uu vernier permettant de lire le xTffFir d'ohm ; le contact avec le fil est 

 assure par un syst^me de deulauchement produisant une pressiou moyenue et 

 toujours semblable a elle-meme. 



Les resistances de comparaison sont construites en fil de Manganine pour 

 lequel la variation de resistance avec la Test tr^s faible (xo-irViro" P^^ degre) ; 

 de plus, la boite est construite de faqon k ce que toutes les resistances soient 

 plong^es dans un bain de paraffine liquide tr6s volumineux dont la grande 

 masse s'oppose a des changements brusques et irreguliers de T; je n'ai done 

 pas eu a tenir compte ici des variations de resistance avec la 2] qui etaient 

 absolumeut negligeables. 



9 Deorite dans I'Electrician, 1907. 



"• Construite par la Cambridge Scientific Instrument Co. "Voir catalogue de la C. S. I. Cx). 

 (" Thermometrie de precision " ) . 



SCIENT. PROC. K.D.S., VOL. XUI., NO. XXV. 3 C 



