318 Scientific JProcccdings^ Royal Dnhlin Society. 



Toutes les resistances avaieut ete recaliU-ees par rapport a la plus elevee 

 d'entre elles ; les corrections de ce chef u'ont jamais depasse quelques dix- 

 milli^mes. 



En resume, les resistances du tliermoraetre de platine ont pu etre mesurees 

 avec une approximation de TWo<r> repr^sentant une erreur tout a fait neglige- 

 able de 0-01 de degre et depassant meme la limite de seusibilite de mon 

 galvanomfetre. 



10. Thennometre a rimtnnce de platine. — C'^tait un appareil construit 

 d'apres Callendar avec resistance de compensation pour 61iminer I'influence 

 du fil abducteur. La resistance thermometrique proprement dite est un mince 

 fil en alliage de platine et d'argent, enroule sur un support de mica et 

 protege par im tube en verre. 



La liaison du thermometre au restant du pont de Wheatstone etait assuree 

 par des fils dont les soudures sont contenues dans uue boite mainteuant la 

 Tuniforme, pour eliminer les effets tbermoelectriques secoiidaires. 



Get instrument, malgr6 les soins apportes a sa construction, m'a cause 

 assez bien d'ennuis ; la boite qui protege les soudures lui donne des dimen- 

 sions geuantes ; eusuite la resistance thermometrique proprement dite n'etant 

 pas en contact direct avec le milieu se met difficilement en contact de 

 temperature avec celui-ci : on n'obtiont de resistance nettement mesurable que 

 par immersion dans un bain dont la temperature est invariable. 



Enfin les constantes de I'appareil ont subi des variations d'abord rapides, 

 puis de plus en plus leutes, mais toujours perceptibles meme apr^s son maintien 

 k T 100° pendant plusieurs lieures. 



Ces constantes sont au nombre de deux : 1° la resistance a o° d^terminee 

 dans la glaCe fondante ; 2° le coefBcieut de variation de la resistance avec la 

 temperature au-dessus de 0° ou " intervalle fondamental " ; eet intervalle a ete 

 calcule a partir de determinations de la resistance a + 100° faites dans un 

 bain de vapeur a doubles parois avec de I'eau fraichement distillee et en tenant 

 compte de la pression barometrique. 



Le tableau suivant eontient la valeur des deux constantes determiu^es a 

 differentes epoques : — 



Dans tons les calculs sur les temperatures, j'ai fait usage de la valeiir la 

 plus r^cente des constantes ; il n'en suhsiste pas moins une incertitude qui 

 pent aller jusqu'au 0°I, ee qui equivaiit h uue erreur de y-oJ-g-/ sur la 

 densite. 



