TimmkrMans — La densiU des liquides en dessous de 0°. 319 



11. Description d'lme experience dons le cryosfnt. — On commenoe par 

 introduire le liquide pur a congeler dans le oylindre interieur ; on y place 

 deux dilatom^tres et le thermom^tre, et on met I'agitateur en mouvement, 

 puis on verse le bain refrigerant dans le vase ext6rieur. Le vase de Dewar 

 interieur, bien dess6ch6 k I'avance pour ^viter la formation de fleurs de 

 glace qui emp^cheraient les lectures du dilatora^tre, est laisse sous pression 

 atmospherique jusqu'au debut de la solidification du bain cryostatique. 



II est important qu'apres une l^g^re surfusion, le liquide du bain 

 cristallise brusquement en petits cristaux r^pandus dans toute la masse, et nor 

 pas en un culot grandissant ^ partir du fond ui surtout en couches collees sui- 

 les parois du tube, ear alors la solidification du liquide interne s'arrete el 

 jamais un equilibrc de T ne pourrait se produire. 



Pour realiser ce desideratum, il faut que le bain refrigerant soil 

 maintenu a une Tinferieure d'au moins 15 a 20°, au point de solidification a 

 atteindre ; I'air liquide peut done servir a congeler jusqu'a I'ethylfene 

 (- 170^), tandis qu'avec les melanges carboniques qu'on ne peut rendre trop 

 opaques, le cblorbenzol est le dernier corps a se congeler (- 45°). 



La eristallisation se produit generalement au meme moment dans toute 

 la masse, et, au bout de quelques minutes, une 'T stationuaire est atteinte ; 

 pourvu que I'agitateur ne s'arrete pas, il est alors possible de maintenir cette 

 T absolument constante pendant des beures, ce qui permet de faire tout une 

 sMe de determinations successives dans un meme bain. Mais il faut pour 

 cela qu'une fois la eristallisation commencee. Taction du refrigerant exterieur 

 n'intervienne plus que pour compenser le rechauffemeut du bain aux depens 

 de I'atmospbere ambiante. Pour y arriver, il faut rendre la refrigeration 

 moins active qu'auparavaut, ce que Ton obtient en reduisant la pression 

 int^rieure du vase de Dewar, a une valeur variant en 5 et 20 cm. de mercure, 

 Buivant la difference de T eutre les deux bains. 



Dans ces conditions, la hauteur du liquide d'un dilatom^tre lue par 

 transparence dans I'appareil, reste absolument constante, aussi longtemps 

 qu'on veut, et la resistance du thermometre de platiue, dont les valeurs 

 etaient jusqu'alors erratiques, devient egalemeut brusquement constante. 



Comme il est difficile d'empecher la condensation d'uue faible quautite 

 d'humidite atmospherique a l'iul6rieur du vase cryostatique, il est bon 

 d'employer, comme liquides pour bain, des corps tort pen hyj^roscopiques 

 dans lesquels I'eau se dissout si peu a basse T, que le point cryoli3dnitique 

 des solutions coincide en pratique avec le point de congelation du liquide pur. 



3c 2 



