338 Scientific Proceedings, Royal Dublin Society. 



Ell resuine, les echelles de temperatures fixees de eette maniere concordent 

 a ± 0'1° jusqu'a - 125°, mais aii-dela elles divergent et un resultat absoluraent 

 satisfaisant ne parait pouvoir etre obtenu que par la connaissance tres exacte 

 d'un poiut aux environs de 150° sous 0°. L'echelle de temperatures que j'ai 

 adoptee definitivement est donnee dans la derniere eolonne du tableau VIII ; 

 elle me parait d'autant plus satisfaisante que, par I'intermediaire des 

 observations d'Onnes, elle est mise en relation, indirectement il est vrai, avec 

 Fechelle du thermometre a gaz. 



25. Temperatures de congelation. — Une fois determinee de la sorte, l'echelle 

 des temperatures fondaraentales en fonction de la resistance du thermometre, 

 je possedais en meme temps la temperature de congelation des differentes 

 substances qui me servaient de bains cryostatiques ; j'ai fait dans ces memes 

 bains raes observations dilatometriques : les dilatometres ainsi calibres m'ont 

 servi a mesurer la temperature de congelation des autres substances que 

 j'examinais. 



J'operais generalement dans un reservoir crjoscopique de Beckmann 

 pourvu d'un agitateur et separe par un bain d'air du refrigerant exterieur 

 (melange earbonique ou air liquide). J'ai toujoiirs eu soin d'eviter les 

 corrections de tige emergeante en choisissant des dilatometres convenabk-s 

 pour la zone de temperatures a explorer." Bnfin j'ai repete certaines de ces 

 observations au moyen d'un thermometre a mercure de Baudin donnant le \ 

 de degre : cet instrument avait ete construit en admettant que la temperature 

 de congelation du mercure est de- 38-80° (d'apres Chappuis), alors que j'ai 

 trouve -38'60°; de la un leger desaccord pour les temperatures inferieures 



Toutes les raesures faites dans ces conditions sont en bon accord avec celles 

 faites au thermometre a resistance comme on le verra dans le tableau no. IX. 

 On y a indique le nom du corps etudie, la temperature de congelation trouvee 

 au thermometre a resistance et celle indiquee par I'appareil Beckmann ; 

 pour ce dernier, je signale quel est le dilatometre ou le thermometre employe. 

 Contrairement a I'assertion d'autres auteurs, tous les corps que j'ai etudies, 

 y compris, les pentanes, les ethers composes, et I'alcool methylique cristalliseut 

 tres nettement sans donner de verre, et possedent un point de congelation bien 

 marque ; seuls des corps moins purs comme le metaxylol ne fournissent que 

 des indications plus aleatoires. llemai'quons enfin, que tous les corps etudies 

 se congelent avec diminution de volume. 



N.B. — Toutes mes mesures ont €i^ faites a I'air libre et s'entendent done 

 de liquides satures d'air sous la pression normale ; I'erreur qui en resulte ne 

 parait pas devoir etre bien elevee. 



" Sur d'autres precautions ii prendre dans 1' usage des thermometres a liquides pour basses 

 temperatures, voir mou artii;le daus Bull. Soc. Chim. Belgique, 25, 305, 1911. 



