87 



CAPITULO II 



Fundamento del sistema experimental empleado 



7 . Establecida la naturaleza de la iontización producida por la des- 

 carga oscilante, se ha intentado establecer un generador de ésta de la ma- 

 yor constancia posible y un sistema de medida adecuado para determinar 

 la iontización. 



En lo que se refiere a ¡a descarga oscilante, se ha comprobado que la 

 chispa es tanto más rica en rayos iontizantes cuanto más conden- 

 sada se halla, por lo menos entre ciertos límites; se ha comprobado, 

 igualmente, que, prescindiendo de las demás condiciones, es ventajoso 

 reducir, en lo posible, la autoinducción del circuito y aumentar su capaci- 

 dad; la energía iontizante es más intensa en estas condiciones. 



Estas consideraciones nos condujeron al establecimiento de un circuito, 

 en el cual, en lugar de emplear la chispa que salta en un detonador, em- 

 pleamos otra chispa producida por esta misma corriente de gran frecuencia 

 en las bomas de las armaduras externas de los condensadores que forman 

 parte del circuito (véase la figura núm. 1). 



Para no introducir ninguna causa de error en las medidas, conviene 

 no exagerar el potencial empleado para la producción de la chispa (no 

 debe pasar de 20.000 voltios); conviene, igualmente, evitar el que en al- 

 guna parte del circuito se produzcan descargas luminosas cualesquiera. 



Las radiaciones de la chispa pasan por un diafragma y llegan a una cá- 

 mara de iontización, uno de cuyos electrodos se halla unido a un electró- 

 metro que permite realizar medidas con rapidez. La parte esencial del sis- 

 tema empleado se comprende examinando la figura 2. a 



CAPÍTULO III 



Descripción del sistema productor de chispas oscilantes 



8. El circuito primario del transformador VI se halla sometido a una 

 corriente continua de 230 voltios, procedente del generador I. Entre éste y 

 el transformador existen una resistencia regulable II, una bobina de auto- 

 inducción de self regulable V, un amperímetro III, y, finalmente, un inte- 

 rruptor de Wehnelt IV. Estos aparatos se hallan montados en serie. 



El circuito secundario del transformador VII termina en los dos ¡ados 

 en las bobinas de self sin núcleo de hierro VIII, destinadas a impedir la 

 vuelta de la corriente oscilante. La corriente de gran tensión produce una 



