— 89 — 



cada una de las cuales tiene un núcleo recto de láminas de hierro. Estás 

 bobinas se hallan dispuestas paralelamente una a otra, sin que sus dos nú- 

 cleos se hallen unidos más que por sus líneas de fuerzas magnéticas. La 

 relación entre el número de espiras del arrollamiento primario y del secun- 

 dario es 1 : 50. 



Las espiras secundarias se hallan dispuestas en diez series arrolladas 

 sobre micanita, y el conjunto se halla sumergido en aceite de vaselina 

 blanca, del cual se ha expulsado previamente la humedad por medio de una 

 calefacción prolongada. 



El transformador, con el interruptor utilizado, absorbe seis amperios, 

 aproximadamente. 



El interruptor Wehnelt-Hauser es de electrodos de platino de longitud 

 graduable, y permite obtener frecuencias de interrupción desde 100 hasta 

 600 por segundo. El polo negativo del interruptor se halla formado por 

 una espiral de plomo, por cuyo interior circula una corriente de agua fría; 

 el electrólito se compone de una solución concentrada de sulfato magné- 

 sico acidificada con ácido sulfúrico. 



El detonador IX se compone de dos barras de cinc de 25 mm. de diá- 

 metro, y cuya distancia mutua puede graduarse por medio de un tornillo. 



El condensador X es de capacidad regulable, lo mismo que el conden- 

 sador XIII. 



El amperímetro térmico XIV posee un shunt formado por un hilo recti- 

 líneo, y cuyo objeto es evitar la ruptura del hilo calentado del amperíme- 

 tro por las variaciones de la intensidad de la corriente, que con frecuencia 

 son muy bruscas; 



El detonador XVII se halla formado por dos barras de aluminio, dis- 

 puestas bajo un cierto ángulo, de vértice situado inferiormente. La chispa 

 de este detonador sirve como manantial de las radiaciones estudiadas. 



Funcionamiento 



10. Hallándose la corriente interrumpida sucesivamente en tres luga- 

 res (por el Wehnelt y por los dos detonadores), y dependiendo de estas 

 interrupciones las constantes de los tres circuitos, el sistema, en conjunto, 

 funcionará en condiciones óptimas cuando el número de interrupciones del 

 Wehnelt sea próximo al número de chispas que saltan en el primer deto- 

 nador y a medida que el sistema se separe de esta coincidencia, su 

 marcha se hará más irregular. 



Conservando las mismas capacidades e inductancias, hay varios núme- 

 ros de chispas con las cuales se obtiene la marcha regular, variando, na- 



Rkv. Acad. de Ciemcias.— XVI.— Julio, agosto y septiembre, 1917. 7 



