- 92 — 



centro, de un orificio circular de 38 mm. de diámetro. El número de estas 

 placas puede aumentarse a voluntad, y la red VIH puede colocarse entre las 

 placas o por debajo de éstas. 



La cámara de iontización está formada por una caja X de cartón, com- 

 pletamente opaca y revestida de papel de estaño en su interior. Este pa- 

 pel de estaño, así como también las placas IX y la red VIII, se han recu- 

 bierto, previamente, con una solución de jabón. 



Una pieza aisladora XI soporta a la cubeta de vidrio XII, que contiene 

 a la sustancia XIII que sirve de electrodo. 



La cubeta de vidrio XII se halla formada por una pieza rectangular de 

 vidrio, en cuyo centro hay una abertura circular de 38 mm. de diámetro, y 

 cerrada, por debajo, por una placa de vidrio. 



La sustancia XIII se halla unida, por medio de un hilo de platino XIV, 

 con la borna de conexión del electrómetro XV. 



Estas conexiones se hallan todas envueltas por un tubo metálico XVI, 

 unido a tierra. 



El hilo de conexión XV, llega, además del electrómetro, al conmuta- 

 dor XVII, y permite así unir el dispositivo de medida con un sistema de 

 condensador de aire XVIII, cuya otra armadura XIX se halla unida a tierra. 



Esta disposición tiene por objeto el poder aumentar instantáneamente 

 la capacidad del sistema de medidas y de variar de este modo la sensibili- 

 dad, sin variar el régimen de voltaje utilizado para las mediciones. 



El electrómetro XX es un instrumento de capacidad pequeña, de aguja 

 rígida sobre una escala fija, graduada en voltios. En 1913 hice la descrip- 

 ción completa de este instrumento, ideado por mí (1). 



Una pared metálica XXI separa completamente el sistema de irradia- 

 ción del sistema de medida. 



Objeto de las medidas 



12. Las medidas efectuadas tendieron a determinar la iontización pro- 

 ducida por las radiaciones de la chispa. 

 Con este fin se ha estudiado: 



A) El orden de magnitud general de la corriente de iontización pro- 

 ducida. 



B) Las variaciones de la intensidad de la corriente de iontización a 

 variar la materia que sirve de electrodo. 



(1) Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, t. 157, pág. 768. 



