94 



Marcha en las medidas 



14. La cubeta que contiene la materia que sirve como electrodo se 

 une con el sistema de medida por medio de un hilo fino (XV), y, puesta en 

 su lugar la red metálica, unida a tierra, se coloca el número de placas ne- 

 cesario (IX) para obtener la distancia adecuada entre el generador y el 

 electrodo cargado. 



Antes de hacer funcionar el detonador, se une el tubo IV (fig. 2) cou 

 un aspirador (trompa de agua); sin esta precaución, los vapores nitrosos 

 formados por las chispas y acumulados en el recipiente cerrado, son noci- 

 vos en grado muy apreciable en la exactitud de las medidas, pues absor- 

 ben fuertemente las radiaciones emitidas, y, al contrario, la corriente 

 de aire modifica sólo muy ligeramente estas medidas, de tal modo que, 

 operando siempre con la misma velocidad, aproximadamente, el error es 

 despreciable. 



Se carga entonces el electrómetro, positiva o negativamente, emplean- 

 do con preferencia una batería de acumuladores. 



Al realizar las medidas se ha cuidado que el régimen medio de voltaje 

 fuera de 250 y 300 voltios. Era necesario cuidar en la constancia de este 

 detalle, puesto que la corriente de saturación no se obtenía, probablemen- 

 te, en ningún caso con este régimen. 



Son bastante considerables las dificultades que se oponen a la realiza- 

 ción de buenas medidas; para que la corriente alcance en la chispa su va- 

 lor normal es necesario un lapso de varios segundos de tiempo, y entonces 

 se necesita que la posición de la aguja del electrómetro sea tal, que permita 

 realizar la medida con el régimen elegido como de voltaje medio. Es pre- 

 ciso, además, que la medida no dure más de treinta segundos, pues exce- 

 dido este límite, el funcionamiento del sistema productor de radiaciones se 

 hace, con frecuencia, irregular; además, algunas veces la corriente de 

 iontización parece debilitarse poco a poco con un electrodo que se 

 halle expuesto largo tiempo a las oscilaciones. Se produce entonces 

 una especie de fatiga. 



Los condensadores de medida (XVIII, fig. 2), permiten el cambio rá- 

 pido de la sensibilidad de ésta, sin introducir ningún cambio en el régimen 

 medio del potencial empleado. 



Las medidas se hacen después de cargar el electrómetro, por ejemplo, 

 a 350 voltios, modificando la resistencia variable (fig. 1, II) para enviar 

 poco a poco, en el arrollamiento primario, la corriente de la intensidad de- 

 seada, y vigilando la energía de la chispa en el amperímetro térmico (figu- 



