— 135 — 



mo, el de Ahrens, formado por tres prismas de calcita pegados con bál- 

 samo (1). 



Los nicoles deben ser de suficiente anchura para que admitan toda la 

 luz, posible, pues al atravesar ésta al prisma sufre disminución notable en 

 su intensidad, debida a dos causas: a que sólo se utiliza uno de los rayos 

 componentes; y a que el espato, por transparente que sea, siempre absor- 

 be alguna luz, máxime teniendo que ser, como es el caso, de bastante al- 

 tura para que la separación de los dos rayos, ordinario y extraordinario, 

 sea suficientemente amplia y la eliminación de uno de ellos, por reflexión 

 total, se pueda verificar. En los microscopios petrográficos modernos los 

 nicoles se construyen de toda la anchura, compatible con el diámetro*de 

 que se dispone, bajo el condensador y en el interior del tubo del microsco- 

 pio. Es regla general que el polarizador sea mayor que el analizador para 

 que permita la entrada en el microscopio de un haz de luz del mayor diá- 

 metro posible. En cuánto al analizador, como se coloca muy cerca del 

 foco principal posterior del objetivo, el cono emergente de éste puede 

 pasar entero, o casi entero, a través de aquél, y por esto su. anchura sue- 

 le ser menor que la del polarizador. 



Es condición precisa que las secciones principales de los nicoles que 

 contienen, como es sabido, a los planos de vibración de la luz polarizada, 

 estén marcados de un modo permanente en la montura de los prismas, y 

 que su posición sea conocida por el operador. Al efecto, el polarizador se 

 monta sobre un cilindro provisto de un tope que entra en una muesca fija 

 en el cilindro inferior de la subplatina y que corresponde en posición con 

 una de las secciones principales del prisma de espato. El analizador se 

 monta sobre una corredera que entra y sale en el tubo del microscopio y 

 permite intercalarlo y separarlo rápidamente del eje óptico. En la figura 

 338 se ve bien la corredera que soporta al analizador que está, designada 

 por la letra N. Cuando el tubo del microscopio es ancho, el analizador se 

 monta sobre una pieza giratoria alrededor de un eje excéntrico y provista 

 de dos topes que indican al tacto cuándo está intercalado sobre el eje óp- 

 tico y cuándo está fuera de él, dejando paso libre a los rayos que emer- 

 gen del objetivo. La montura representada en la figura 334 tiene el ana- 



(1) El lector encontrará amplios detalles sóbrelas propiedades de estos 

 prismas y sobre las fórmulas que sirven para calcularlos, en un artículo de 

 K. Freussner publicado en el Zeitschrift fiir Instrumenten Opttks, 1884, pági- 

 na 45, y también en la obra de L. Duparc y F. Pearce, Traite de Technique Mi- 

 neralogique et Pedtrographique, 1907. El moderno tratado de petrografía de 

 J. P. Iddings Rock Minerals contiene también datos muy interesantes sobre 

 los diferentes modelos de nicoles. 



