— 136 — 



lizador montado así y la palanca que lo mueve es la designada por la 

 letra K. Cuando el analizador se monta en el ocular, suele formar cuerpo 

 con éste, y la corredera o pieza giratoria se suprime. El ocular designado 

 con las letras A, B y C en la figura 334 tiene un analizador en la parte 

 superior de él, y como todos los de este tipo, se puede separar del mi- 

 croscopio y sustituirlo por un ocular ordinario. 



Ambos nicoles, o por lo menos uno de ellos, deben poder girar sobre 

 su eje, que dicho se está coincide con el eje óptico del microscopio. Esta 

 necesidad la imponen dos razones: una es que, por bien montado que esté 

 el prisma de espato dentro de su montura, hay o puede haber con el uso 

 ligeras diferencias de posición que afecten a la normalidad de los planos 

 de vibración, y estas diferencias se pueden corregir si uno de los prismas, 

 por lo menos, es giratorio. La otra razón es, que para determinados es- 

 tudios, como la polarización rotatoria y la dispersión de las bisectrices y 

 los ejes, hace falta cambiar el ángulo recto que forman entre sí los planos 

 de vibración de los nicoles en su posición normal, por otro ángulo cuya 

 abertura hay que medir. Para conseguir esta rotación individual de los 

 nicoles (1) y medir el ángulo de giro, se han adoptado diversas disposi- 

 ciones. Consiste una de ellas en fijar de una vez para todas, en posición 

 invariable, al analizador, montándolo sobre la corredera o la pieza girato- 

 ria que antes hemos descrito, y proveer al polarizador de un medio de 

 giro, añadiéndole además un círculo graduado o cuatro muescas que mar- 

 quen las dos posiciones, perpendiculares entre sí, una de las cuales co- 

 rresponde a la posición normal de los dos planos de polarización, y la otra 

 a la de paralelismo entre éstos. No habiendo círculo graduado en ninguno 

 de los dos nicoles, como sucede con la última de las disposiciones, dicho 

 se está que no se puede medir el ángulo de dispersión ni el de polariza- 

 ción rotatoria, y para poderlos medir se añade a los microscopios así dis- 

 puestos un ocular especial, con nicol y círculo graduado, que se emplea 

 separando previamente del tubo al analizador que va sobre el objetivo. 

 Las monturas petrográficas de Zeiss están dispuestas así, y también el 

 microscopio de Fuess, figura 238. Los modelos representados en las figu- 

 ras 334 y 336 llevan círculo graduado en el polarizador y pueden recibir, 

 además, como las anteriores, un ocular con nicol y con círculo graduado; 

 porque es más cómodo leer ángulos en la parte superior del microscopio 

 que en la inferior. 



(1) La llamamos rotación individual para distinguirla déla que afecta si- 

 multáneamente a los dos nicoles y al ocular en los microscopios petrográficos 

 de modelo Dick, que describiremos más adelante. 



