— 142 — 



cuando gira la platina, sino que describe un círculo de radio mayor o me- 

 nor alrededor de dicho centro, demostrando con ello que hay descentrado, 

 y pudiéndose medir la cuantía de éste midiendo el radio dicho con un mi- 

 crómetro y teniendo en cuenta al aumento de la combinación óptica que 

 se emplea. 



Resulta de aquí que cada vez que se intercala un objetivo en el tubo 

 es preciso rectificar al centrado, operación larga y pesada que se hace, bien 

 centrando a la platina con el mecanismo mencionado antes, bien centrando 

 al objetivo, que es lo que generalmente se practica, por ser más fácil y 

 porque así no se altera la posición de la platina respecto al condensador. 

 El mecanismo que se suele emplear para esta operación es la tenaza de 

 centrar, que consiste en una pieza atornillada al extremo inferior del tubo, 

 que lleva dos tornillos de centrar en ángulo recto, análogos a los de todos 

 los mecanismos de esta clase, aun cuando más pequeños. Los tornillos se 

 sitúan uno a la derecha y el otro delante del tubo, para que el operador 

 los pueda manejar con facilidad. A los objetivos se los provee de una pie- 

 za metálica que se atornilla a la rosca universal, macho de ellos, y que 

 lleva un reborde ancho sobre el cual se apoyan las pinzas de la tenaza, las 

 cuales se abren con los dedos y se cierran por medio de un resorte, según 

 se ve en las figuras 337 y 338 (letra k). De este modo, el intercambio de 

 los objetivos se hace con suma rapidez; pero no se evita el trabajo de te- 

 nerlos que centrar cada vez que se colocan en el tubo. 



El único aparato de los inventados hasta ahora que elimina dicha ope- 

 ración de centrado, es el cambiador de objetivos Zeiss (l),tan empleado 

 hoy en microscopía general. En ellos cada objetivo lleva una pieza con su 

 mecanismo de centrar, que entra por medio de una corredera en otra pieza 

 fija al extremo inferior del tubo. Con este aparato, cada objetivo se centra 

 individualmente y por separado sobre el objeto, y la única precaución que 

 hay que tener es la de revisar de vez en cuando este centrado y la de 

 cuidar que la platina, si tiene mecanismo de centrar, no cambie de posición. 



La dificultad de que nos estamos ocupando es tal que desde la genera- 

 lización de los estudios petrográficos se hubieron de preocupar los opera- 

 dores en idear medios para dominarla. El más antiguo de estos medios es 

 el empleado por Nachet (2), que consiste en hacer girar al objetivo al 



(1) Está representado en las figuras 288 y 289 (§ 209) del capítulo I de la 

 parte V. El lector puede verlo en cualquiera de los catálogos de microscopios 

 de la casa Zeiss. 



(2) Este constructor francés es uno de los que más han contribuido a los 

 progresos de las monturas petrográficas, debido, tal vez, a haber sido el llama- 



