— 143 — 



mismo tiempo que el objeto, con lo cual el punto central de la imagen de 

 éste permanece en coincidencia con el punto de cruce de los hilos del re- 

 tículo ocular. Tanto éste como los dos nicoles quedan inmóviles durante 

 el giro de la platina y del objetivo. Esta disposición se ve bien en la figu- 

 ra 337, que representa a la montura mineralógica grande de Nachet; de- 

 biendo advertir que todas las que construye esta casa son idénticas en 

 este respecto. El microscopio lleva dos limbos: uno exterior, que soporte 

 al tubo, al ocular y al mecanismo de enfocar a la lente de Bertrand, y otro 

 interior, fijo a la platina, que sostiene al objetivo, a sus dos mecanismos 

 de enfocar y a la tenaza para el intercambio, la cual no lleva tornillos de 

 centrar, porque dicho se está que no los necesita, sirviendo tan sólo para 

 poner y quitar rápidamente a los objetivos. La adaptación de un tubo a' 

 otro se hace a enchufe holgado, siendo de mayor diámetro el inferior que 

 el superior. De este modo, los dos movimientos de enfocar, el del objeti- 

 vo y el de la lente de Bertrand, pueden funcionar con independencia, y 

 el giro del objetivo y la platina se verifica sin rozamientos ni choques (1). 

 Otra disposición que realiza el mismo objeto, y a la que ya hemos alu- 

 dido antes, es la llamada sistema Dick, generalizada primero en Inglate- 

 rra y después en el resto de Europa. Las figuras 333 y 336 representan 

 microscopios construidos con este sistema. En él, tanto el objetivo como 

 la platina, quedan fijos, y los nicoles y el ocular giran solidariamente, 

 para lo cual se montan los tres elementos sobre aros bien centrados y se 

 los une a una barra exterior paralela al tubo. La unión se hace, bien por 

 medio de ruedas dentadas, como en la montura de la figura 336, bien por 

 medio de piezas metálicas planas, como en la de la -figura 333, en la que 

 la barra está designada por la letra n y la barra de unión superior por la a. 

 Esta barra está formada por dos piezas prismáticas o estriadas longitudi- 

 nalmente, que enchufan una en otra y que permiten todos los alargamien- 

 tos y acortamientos posibles del tubo. Los ángulos de giro se miden con 

 un círculo graduado y un nonio (letra N, figura 333, y letra E, figura 

 336), que se sitúan en la parte superior del tubo (figura 336), o en lasub- 

 platina, sobre el aro soporte del polarizador (figura 333). Una lente 



do a interpretar las ideas de uno de los más notables petrógrafos del pasado 

 siglo, cual fué el ingeniero de minas francés M. Michel Lévy. Todas las in- 

 venciones de éste fueron puestas en práctica en los talleres de Nachet y des- 

 pués copiadas por los demás constructores. 



(1) Esta disposición de Nachet ha sido adaptada, con algunas modificacio- 

 nes ingeniosas, al excelente microscopio petrográfico universal que construye 

 la «Société Qenevoise pour la construction d'instruments de Physique et de 

 Mécanique» de Ginebra. 



