- 144 — 



auxiliar (figura 336, letra D) suele acompañar a este círculo en las mon- 

 turas muy completas para poder apreciar mejor las fracciones de grado. 

 El movimiento de giro se hace, bien apoyando los dedos sobre la barra o 

 sobre el borde del círculo, o bien por medio de un botón dentado que en- 

 grana con la rueda superior del mecanismo. En algunas monturas, para 

 conseguir la mayor precisión posible en la medida de los ángulos, se com- 

 plementa el movimiento a mano con un micromético análogo al que hemos 

 citado al hablar de la platina. En este caso se añade también un tornillo 

 de presión que fija a los nicoles y al ocular en la posición que se desea. 



Lo más frecuente en las monturas Dick es colocar al analizador gira- 

 torio en la parte superior del tubo, sobre el ocular, y así está en el mi- 

 croscopio representado en la figura 336. Pero recientemente se ha aplica- 

 do también el sistema a analizadores colocados en la parte central o infe- 

 rior del tubo (figura 333), con lo cual no se pierde la ventaja del mayor 

 diámetro de campo visual que dan los analizadores colocados en esta po- 

 sición. 



Para terminar con lo relativo a las platinas de las monturas petrográ- 

 ficas, diremos que sus accesorios son los mismos que los empleados en 

 microscopia general, figurando entre ellos, en primer término, los desti- 

 nados a registrar la posición de un -punto para poderlo volver a encontrar 

 después. Si la platina es simple, el medio más práctico es proveerla de la 

 cuadrícula lateral numerada, que determina la posición de la esquina de- 

 recha del portaobjeto, cuando el detalle que se quiere registrar está en 

 el centro del campo. La platina de la montura, figura 336, lleva una de es- 

 tas cuadrículas. Si la platina es mecánica, se le provee de las dos escalas 

 rectangulares, correspondientes a los dos movimientos, y se leen en el 

 nonio o en el índice fijo a la platina las cotas que determinan el detalle 

 que se quiere anotar (1). Las monturas, figuras 334 y 337, van provistas 

 de escalas de esta clase. 



Otro dato a tener presente, cosa que por cierto suelen olvidar los 



(1) Nos ha llamado siempre la atención la disposición de estas escalas en 

 las platinas del constructor Fuess. Están grabadas sobre el plano mismo de la 

 platina, y los tornillos que mueven a la preparación son muy precisos, proyec- 

 tándose poco hacia afuera las cabezas de los mismos, las cuales llevan además 

 en su contorno una división empírica (letra s, figura 338). Pero como estas pla- 

 tinas no llevan topes contra los cuales se apoye el portaobjeto, obligándolo 

 a ocupar siempre la misma posición, resulta que las escalas no sirven para re- 

 gistrar las cotas del punto central del campo. De aquí que los tornillos y esca- 

 las no tengan otro objeto que el de llevar con toda exactitud a un punto dado 

 al cruce de los hilos del retículo y también el de poder medir con ellas longitu- 

 des del objeto, usando la platina a guisa de micrómetro. 



