— 145 — 



constructores de Inglaterra, es que los portaobjetos que se emplean para 

 montar rocas y minerales son casi siempre de un tamaño especial (29 X 

 48 mm.), bastante menor que el corriente de las preparaciones ordina- 

 rias (75 X 25 mm.) De aquí resulta que los topes para los primeros no sir- 

 ven para los segundos, y viceversa. La dificultad se puede obviar, ha- 

 ciendo móvil al tope lateral y graduando su posición por medio de una es- 

 cala, como hace el constructor Zeiss en su platina grande de carro. Tam- 

 bién se pueden poner dos marcas en la corredera del tope, que correspon- 

 dan a las dos longitudes de 75 y de 48 milímetros. Pero si la platina no 

 está provista de uno cualquiera de estos medios, el operador los puede 

 suplir mandando construir una chapa de latón de un milímetro a dos de es- 

 pesor y del tamaño de un portaobjeto corriente, haciendo en el centro de 

 esta chapa una abertura de 15 X 15 milímetros, que es el tamaño aproxi- 

 mado de los trozos de roca que se examinan, y poniéndole dos topes o 

 uno solo para que el portaobjeto pequeño, apoyado de plano sobre la cha- 

 pa, ocupe siempre la misma posición. Esta disposición la hemos adaptado 

 a nuestras monturas inglesas, y el resultado ha sido bueno. 



El ocular de los microscopios petrográficos va provisto de un retículo 

 formado por dos líneas perpendiculares una a otra, que se deben cruzar 

 en el centro del campo. Los planos determinados por los hilos y por el eje 

 óptico deben coincidir exactamente con los de vibración de los nicoles 

 cuando éstos están cruzados; esto es, cuando la luz se extingue por com- 

 pleto al atravesarlos. La verificación de esto es una operación delicada y 

 de suma importancia para los resultados del examen petrográfico. Se hace 

 dejando inmóvil a uno de los nicoles y haciendo girar al otro sobre su 

 montura hasta que la oscuridad sea total. Casi siempre los microscopios 

 vienen de fábrica perfectamente rectificados; pero conviene cerciorarse 

 de ello, para lo cual tiene a su disposición el operador aparatos especiales 

 ópticos, inventados para el caso, que permiten apreciar hasta las más le- 

 ves diferencias en la posición de extinción (1). Para comodidad del ope- 



(1) No entraremos en la descripción detallada de estos aparatos, porque 

 pertenecen a la técnica especial petrográfica; pero no podemos por menos de 

 citar los dos más empleados, que son: la lámina sensible de Bertrand, que 

 consiste en cuatro sectores de cuarzo, tallados perpendicularmente al eje óp- 

 tico, y dos de los cuales son dextrogiros, y levógiros los otros dos. Esta lámina 

 se coloca sobre la platina del microscopio, y debido a la polarización rotatoria 

 del cuarzo, la menor diferencia en la posición de extinción se acusa por el dis- 

 tinto tono de color que toman los sectores. Esta lámina de Bertrand se puede 

 montar también en el ocular, y entonces resulta más fácil su manejo. 



EUocular de Calderón, inventado por nuestro malogrado compatriota don 

 Laureano Calderón, consiste en un ocular negativo provisto de una lámina de 



Rev. Acad. de Ciencias. -XVI.— Octubre, 1917. 10 



