— 147 - 



Los aumentos y aperturas de los objetivos son en petrografía factores 

 bastante menos importantes que en otras ramas de la microscopia, porque 

 rarísimas veces hay que resolver en los minerales y rocas detalles tan 

 pequeños como en histología, microbiología, etc. Tres objetivos, de 25 a 

 30 milímetros de distancia focal el uno, de ocho a 10 otro, y de cuatro a 

 seis el más potente, combinados con oculares que aumenten, respectiva- 

 mente, cuatro, seis y ocho diámetros, forman un equipo ampliamente sufi- 

 ciente para todas las exigencias de la práctica diaria. De aquí el empleo 

 casi exclusivo de los objetivos secos, y de aquí también que no haga fal- 

 ta emplear apocromáticos, pues, salvo en casos difíciles de microfotogra- 

 fía de rocas, los acromáticos modernos bastan para todos los casos (1). 



A propósito de la apertura numérica y del empleo de los objetivos de 

 inmersión debemos, sin embargo, hacer una salvedad. En los estudios con 

 luz convergente conviene que el cono que emerge del condensador sea 

 del mayor ángulo posible, y lo mismo el de rayos que recoge el objetivo; 

 porque de ese modo la figura de interferencia que forman los ejes y las 

 bisectrices, se forma mejor y se observa mejor también. Para esto puede 

 convenir que, tanto el condensador como el objetivo, sean de inmersión y 

 capaces de alcanzar aperturas de 1,40 y aun mayores. Esto ha dado lugar 

 a la construcción de un objetivo especial de inmersión en monobromuro de 

 naftalina, cuya apertura llega, o se aproxima, a 1,60; pero como no se tra- 

 ta de observar con él a la imagen de un objeto y sí tan sólo a la que ori- 

 gina un fenómeno óptico, su corrección no necesita ser perfecta, y es, en 

 realidad, deficiente hasta tal punto que el objetivo no sirve para estudiar 

 objetos, porque las imágenes que de ellos forma son de imperfección ex- 

 traordinaria en distorsión y cromatismo. 



Además de los oculares con retículo, que hemos mencionado, se em- 

 plean en petrografía otros para fines especiales de esta ciencia. Merecen 

 citarse, entre ellos, a los oculares micrométricos, bien de escala fija, 

 bien de hilos móviles, que sirven para medir objetos y también para de- 



(1) Respecto al empleo de apocromáticos con luz polarizada, debemos 

 mencionar una observación que hemos tenido ocasión de hacer en algunos de 

 aquéllos, y es que la extinción completa ha resultado imposible, pues en todas 

 las posiciones de los nicoles había luz en el campo. La única hipótesis que se 

 nos ha ocurrido para explicar esto, es la de suponer hay dentro del objetivo 

 alguna sustancia no isótropa y sí birrefringente, que tal vez pueda ser alguno 

 de los materiales vitreos que funde la Vidriería Científica de Jena para la cons- 

 trucción de lentes. Poseemos un apocromático de Zeiss, de 8 mm. dist. foc. 

 y 0,65 a. n., en el que esta anomalía se acentúa tanto, que aun con los nicoles 

 exactamente cruzados, hay en el campo luz suficiente para poder distinguir 

 casi todos los detalles del objeto. 



