— 148 — 



terminar la separación de los puntos de emergencia de los ejes ópticos 

 del mineral, y deducir de aquí el ángulo que los mismos forman. Los es- 

 tudiaremos en el capítulo dedicado a medida de objetos microscópicos. 

 Los oculares planimétricos, que en vez de retículo llevan una cuadrícu- 

 la de tamaño conocido, que sirven, entre otras cosas, para determinar la 

 proporción relativa de los minerales que integran las rocas. Los ocula- 

 res goniométricos, provistos de un hilo fijo y otro giratorio alrededor 

 de su punto de intersección con el eje óptico del microscopio y solidario 

 de un círculo graduado, sobre el cual se leen los ángulos que el hilo des- 

 cribe. El objeto de estos oculares es medir el ángulo de los cruceros, 

 aristas, etc., en los microscopios cuya platina no es giratoria. 



Por último, hay otros oculares que llevan montados en su interior di- 

 versos elementos ópticos auxiliares, como un prisma de Nicol, una o va- 

 rias láminas de yeso, mica y cuarzo, un compensador de este último mi- 

 neral, ect., cuyos elementos transforman al ocular en un aparato de inves- 

 tigación completo, o casi completo, de las reacciones ópticas de los mine- 

 rales (1). En otros casos se adapta al ocular, por ser el órgano del micros- 

 copio donde más conviene hacerlo, tal o cual aparato, destinado a un fin 

 petrográfico dado. Por ejemplo, eLcomparador de Michel Lévy, que sirve 

 para medir la birrefracción, va montado sobre un ocular de lente enfoca- 

 ble. Los compensadores de Babinet, de Leiss y de Siedentopf, que sir- 

 ven para lo mismo que el de Michel Lévy, van montados también sobre 

 •oculares a propósito. 



El tubo de las monturas petrográficas es un órgano de construcción 

 adecuada para recibir ciertos aditamentos que son innecesarios en los mi- 

 croscopios de uso corriente. El primero de aquéllos que se encuentra a 

 partir del objetivo, y prescindiendo de la tenaza de centrar o del cambia- 

 dor, es una abertura rectangular que recibe a la corredera sobre la que 

 van montadas las láminas auxiliares de yeso, cuarzo, y mica, de que ya 

 hemos hecho mención. Estas láminas tienen espesores rigurosamente de- 

 terminados, para que la de yeso dé entre los nicoles el color rojo del pri- 

 mer orden de Newton; la de cuarzo, el llamado color sensible o tinta 

 sensible núm. 2; y la de mica introduzca en el haz de luz empleado, un 

 retraso igual a un cuarto de longitud de onda. Además, la direc- 

 ción /Zo-de índice máximo, o sea de elasticidad mínima, debe estar marca- 



(1) Uno de los oculares de este tipo que ha sido mejor estudiado y cuyo 

 uso se generaliza más cada día, es el de F. E. Wright, que puede ver el lector 

 en los catálogos de la casa Fuess, o en la obra del citado autor The Me- 

 hods of Petrographic- Microscopio Research, Carnegie Institution. Wáshig- 

 ton, 1911. 



