- 151 — 



exactamente al centro del campo la imagen de interferencia, cosa muy 

 conveniente cuando se trata de medir el ángulo ' de los ejes. La montura 

 de Fuess, figura 338, está provista de este mecanismo. 



Por último, en algunos microscopios se ha previsto la posibilidad de 

 aumentar la definición de la imagen de interferencia, diafragmándola más 

 o menos, y, al efecto, se ha añadido un diafragma iris, que se sitúa muy 

 cerca de la lente de Bertrand. La montura figura 338 tiene este diafragma, 

 que se maneja con la palanca J. En ella hay también una escala que per- 

 mite registrar la posición, más alta o más baja, de la lente, ajo largo del 

 eje óptico, para poderla volver a obtener después sin necesidad de tan- 

 teos. 



El tornillo micrométrico de enfocado lento tiene en las monturas pe- 

 trográficas excepcional importancia, porque, a más de servir para precisar 

 el foco con los objetivos potentes, está llamado a desempeñar el papel de 

 esferómetro. En efecto: el espesor exacto de la lámina de roca o mineral 

 quejse examina es un factor capital en la determinación de ciertos valores 

 ópticos de aquéllos y, entre otros, en la medida de los índices de refrac- 

 ción y de las birrefracciones. No se ha encontrado hasta ahora un proce- 

 dimiento que permita medir este espesor con suficientes garantías de 

 exactitud y sobre todo de certeza. El menos deficiente de todos, sin que- 

 rer decir con esto que reúna las condiciones apetecibles por completo, es 

 emplear el tornillo micrométrico del microscopio a guisa de esferómetro 

 y medir con él eí espesor dicho, enfocando con un objetivo potente, pri- 

 mero a una cara de la lámina de roca, y luego a la otra, y leyendo, por 

 último, el avance del tornillo entre las dos posiciones. Pero esto, que en 

 tan pocas palabras se dice, y que tan hacedero parece a primera vista, es 

 en la práctica una de las operaciones más difíciles y de resultados más in- 

 ciertos de cuantas tiene que abordar el micrógrafo. En el capítulo Medi- 

 cado a medida de objetos microscópicos detallaremos la manera de ope- 

 rar, (1); ahora sólo nos toca decir que, para garantizar en lo posible el 

 resultado de la medida, el tornillo de las monturas petrográficas debe 

 ser muy preciso; no debe tener puntos muertos ni holguras de rosca 

 que originen giros en falso; y debe ser de tal finura que permita apre 

 ciar fracciones de milímetro de dos a cinco mieras. Además, el operador 

 debe saber con certeza el valor de cada división o de cada revolución 

 de la cabeza del tornillo, o sea cuánto avanza el tubo en el sentido del 

 eje óptico por cada revolución o fracción de ella que da dicha cabeza. 

 Este dato lo debe suministrar el constructor^ porque determinarlo el ope- 



(1) El lector lo puede ver también en cualquier tratado de petrografía. 



