— 152 — 



rador por sí mismo, es operación punto menos que imposible de realizar 

 con exactitud. La mayoría de los constructores no se limitan a darlo en 

 sus catálogos, sino que graban la cifra de avance en la cabeza del torni- 

 llo; pero si por acaso no lo hubieran hecho, el comprador del microscopio 

 lo debe exigir, por tratarse de una de las constantes más necesarias del 

 instrumento. 



Réstanos decir algo del espejo de estas monturas, porque, aun cuando 

 ni su construcción ni la manera de montarlo se diferencian de las de los 

 espejos corrientes de microscopio, su uso, no estando prevenido, puede 

 inducir a ciertos errores. Dependen éstos de que la luz se polariza al re- 

 flejarse sobre el vidrio y no al reflejarse sobre una superficie metálica, y 

 como el espejo de los microscopios tiene dos caras reflectoras, una metá- 

 lica, que es la inferior y que da una imagen muy brillante de la luz, y otra 

 devidrio, que es la superior que deja pasar mucha luz y refleja poca, 

 pero que, al fin y al cabo, refleja alguna y ésta está polarizada, pueden 

 producirse efectos perturbadores cuando no se conoce o cuando se olyida 

 esta particularidad, sobre todo cuando se practica una de las determina- 

 ciones más frecuentes de la petrografía, cual es la del dicroísmo de los 

 minerales. Un experimento muy sencillo pondrá de manifiesto la causa de 

 error a que aludimos. Póngase en la platina la preparación de una roca 

 que contenga minerales muy dicroicos; por ejemplo, la de un granito o un 

 gneis con biotita o tierralina. Para estudiar el dicroísmo se debe poner el 

 polarizador en la subplatina, quitar el analizador y dar vueltas a la lámi- 

 na sobre su plano, haciendo girar a la platina. Si así se hace, se verá en 

 seguida resaltar el cambio de color y de tono al cambiar la dirección del 

 mineral. Si entonces se quita al polarizador" y se dirige directamente al 

 condensador la luz que refleja el espejo plano, se verá que, al girar la lá- 

 mina, se sigue acusando el dicroísmo, que será mucho más débil que an- 

 tes, pero, aun siéndolo, se lo podrá observar sin ningún género de dudas, 

 sobre todo en minerales muy dicroicos, como los elegidos como ejemplo. 

 El fenómeno depende de la pequeña cantidad de luz polarizada que refle- 

 ja la cara superior del espejo, y prueba de ello es que desaparece si se 

 emplea un espejo plateado por delante, o, lo que es más hacedero, si se 

 pone el microscopio horizontal, se quita el espejo y se dirige directamente 

 la luz-condensador, suprimiendo así la reflexión. 



Hay, pues, en todo espejo de vidrio plateado por detrás, una cierta 

 fracción de luz polarizada parásita, que se suma a la del nicol polarizador, 

 y cuyo plano de vibración no coincide con la de este último. Esta luz pa- 

 rásita puede dar lugar a fenómenos cromáticos que originen dudas; sobre 

 todo si se están estudiando minerales cuya birrefracción sea débil. En ta- 



