154 — 



trata se presente en trozos relativamente grandes, de dos a tres milíme- 

 tros, por lo menos, para poderlo manejar y que se pueda separar de la 

 roca con cierta facilidad (1). Además, el tallado, según orientaciones 

 fijas, no es operación fácil, y exige bastante tiempo para llevarlo a cabo. 

 El método de Fedoroff salva estos inconvenientes, porque permite 

 modificar la orientación de un mineral contenido en una preparación cual- 

 quiera de roca y hacerle tomar la dirección que convenga para la deter- 

 minación de que se trate, pudiéndose medir, además, el ángulo de giro 

 que ha descrito para llegar a la orientación final. Para esto, se vale Fe- 

 doroff de una platina especial, inventada por él, y que lleva su nombre, 



representada en la figura 

 332 con una modificación 

 que ha introducido recien- 

 temente en ella el petró- 

 grafo americano Mr. E. E. 

 Wright. Después, y para 

 salvar algunos inconvenien- 

 tes de esta platina, se han 

 construido microscopios en- 

 teros, adaptados especial- 

 mente al método de Fedo- 

 roff. El primero de ellos, tenemos entendido, ha sido el proyectado por el 

 profesor portugués señor Souza-Drandao (2), y construido por la casa 

 Fuess. Esta misma casa ha puesto hace poco a la venta otra montura, más 

 sencilla que la de Souza-Drandao, que realiza admirablemente el objeto, 

 y que hemos representado en la figura 333. La descripción simultánea de 

 ella y de la platina de Fedoroff facilitará la inteligencia del método. 



La orientación deseada se consigue por medio de tres rotaciones alre- 

 dedor de otros tantos ejes, y la medida de los ángulos de giro se hace 

 sobre círculos o sectores de círculo, convenientemente graduados, que co- 

 rresponden a aquéllos. Estos ejes son: Primero. El horizontal de la platina 



Figura 332 



(1) El autor se ha valido para estos estudios de los trozos aislados de mi- 

 nerales que se encuentran en las arenas de los ríos, y que se pueden seleccio- 

 nar con facilidad relativa empleando el lavado en artesas y en bateas, y des- 

 pués el método de los líquidos densos. La técnica seguida la hemos descrito 

 brevemente en el trabajo titulado Estudio Geológico y Petrográfico de la Se- 

 rranía de Ronda, publicado por el Instituto Geológico de España. Madrid, 1917. 

 Página 134 y siguientes. 



(2) La descripción de este microscopio se ha publicado en el Zeitschrift 

 für Kristallographie, tomo XLIX. 



