— 157 — 



que vamos a describir, se pueden aplicar determinadas fórmulas de co- 

 rrección que garantizan más la exactitud de los resultados. 



La disposición que se adopta para realizar lo que antecede, consiste en 

 adaptar a la platina dos hemisferios de vidrio, de índice conocido, que se 

 fijan: el uno, bajo el disco de aquélla, y el otro, sobre el porta-objeto de la 

 preparación, colocada como queda explicado antes. El hemisferio superior 

 está designado por a en la fig. 332. Para que el mineral que se estudia ven- 

 ga a situarse en el centro mismo de la esfera de vidrio, se corta del hemis- 

 ferio inferior un disco cuyo espesor es igual al de la platina, más el cubre- 

 objeto, más la capa de bálsamo, o sea un espesor total de 1,15 milímetros, 

 por ser de un milímetro de grueso el disco fijo de la platina. Del hemisfe- 

 rio superior se corta un espesor, también algo mayor de un milímetro, que 

 es el que corresponde al portaobjeto, más la capa de bálsamo que hay 

 entre él y la lámina de roca. Los dos hemisferios se adhieren a la platina 

 interponiendo una gota de glicerina y comprimiendo un poco para que se 

 forme una capa muy delgada, la cual basta para mantener la adherencia. 

 En algunos modelos, el hemisferio superior va montado sobre una arma- 

 dura metálica con dos tornillos que lo fijan sobre la preparación, sin com- 

 primirla mucho, para que ésta se pueda mover bajo aquél y ser exami- 

 nada en todas sus zonas. 



Esta necesidad de' poder examinar la preparación entera, es el prin- 

 cipal inconveniente de la platina de Fedoroff (fig. 332), y el que ha dado 

 lugar a la construcción de la montura de Fuess (fig. 333), que la substi- 

 tuye con ventaja. En efecto: los múltiples mecanismos de la platina dejan 

 poco sitio en su interior, y las preparaciones ordinarias de rocas, monta- 

 das sobre porta-objetos de 48 a 28 milímetros, no caben en ella, y es pre- 

 ciso emplear porta-objetos especiales pequeños. Fedoroff aconseja los de 

 forma redonda de un milímetro de espesor, de 15 a 20 de diámetro; pero 

 resulta incómodo tallar las rocas pegadas a estos discos, y exige, además, 

 una colección de preparaciones distinta de la general. En cambio, en la 

 montura de Fuess caben perfectamente las preparaciones corrientes y hay 

 sitio bastante para moverlas en todos sentidos, sin que los bordes y es- 

 quinas de los porta-objetos tropiecen con los limbos. Esto, unido al mayor 

 tamaño de las graduaciones de los círculos, constituye la principal venta- 

 ja de dicha montura. 



Para terminar con lo relativo a este método, vamos a describir aquí 

 brevemente la composición de la montura de Fuess (fig. 333). El polariza- 

 dor P y el condensador N son enfocables por medio de una cremallera y 

 un piñón, y van montados sobre un disco, exactamente centrado sobre el 

 eje óptico, que puede girar sobre este último, pues la montura que esta- 



