- 158 



mos describiendo es del tipo Dick, con nicoles giratorios y preparación 

 fija. 



Los ángulos de giro de los nicoles se leen en el sector graduado que 

 se ve en el borde posterior de la subplatina. Eldisco central de ésta se une 

 con una escuadra a la barra articulada n, que a su vez se une con el ana- 

 lizador por medio de la pieza a. La platina queda ya descrita; pero ade- 

 más de lo dicho, puede girar en conjunto sobre su plano, registrándose los 

 ángulos sobre el círculo II. El objetivo se fija al tubo por medio de la te- 

 naza que se ve en la figura, la cual es centrable merced a dos tornillos en 

 ángulo recto, de los que se ve uno en la parte anterior del tubo. Esta pre- 

 caución es conveniente en este método, a pesar de la inmovilidad de la 

 preparación, para poder corregir las pequeñísimas diferencias que puede 

 haber en el centrado después de algún tiempo de uso, pues el método de 

 Fedoroff exige que dicho centrado sea muy exacto. El analizador A es 

 separable del tubo, y gira con el polarizador por medio de la barra /z, como 

 ya queda dicho. El movimiento rápido de enfocar, se verifica con crema- 

 llera y piñón. No lleva esta montura movimientolento de enfocar, porque 

 no lo necesitan los objetivos débiles que con ella se emplean, y cuando 

 para una determinación dada hace falta medir el espesor de la lámina de 

 roca, se debe valer el operador de otro microscopio cuyo tornillo micro- 

 métrico reúna las condiciones especificadas antes. La lente de Bertrand 

 entra por la ranura que se ve al lado de la cabeza del tornillo de enfocar 

 y va montada sobre un tubo adicional que ajusta a frotamiento suave, den- 

 tro del fijo del microscopio, para poderla enfocar a mano. Una escala re- 

 gistra la posición de esta lente. 



El precio de la montura de Fuess, completa, es de 850 marcos en fá- 

 brica. 



219. Adaptación de los microscopios ordinarios a trabajos pe- 

 trográficos.— -Lo primero que se ocurre preguntar es si un microscopio 

 para uso general de los que hemos descrito en el capítulo anterior, puede 

 servir para trabajos de petrografía; y aun cuando la respuesta parece de- 

 biera ser negativa, dado lo complejo de los órganos que hemos descrito, 

 hay, sin embargo, bastantes tipos de monturas corrientes que, con algu- 

 nas modificaciones, pueden servir para petrografía, aun cuando no tan 

 bien como las construidas ex profeso para este fin. 



Lo primero que se necesita para ello es que la platina de la montura 

 sea girotoria y esté provista de un círculo graduado y un vernier o un ín- 

 dice para medir los ángulos. No hay que pensar en poner nicoles y ocular 

 giratorio del tipo Dick a las monturas cuya platina sea fija, porque esto 

 exige una construcción especial y resulta imposible adaptar dicho dispo- 



