— 187 — 



hay un analizador de gran campo y del tipo Glan- Thompson, que se ma- 

 neja con la palanca K, pudiéndose intercalar y separar del eje óptico con 

 una simple presión de los dedos. Dos topes indican al tacto ambas posi- 

 ciones. Debajo del analizador va una lente de Bertfand, movida por la 

 barra L, que también se puede intercalar o separar del eje por un simple 

 movimiento de la barra hacia adentro o hacia afuera. En el borde derecho 

 hay una ranura (tapada en la figura por la chapa móvil M) por la que en- 

 tran las correderas con láminas auxiliares de yeso, mica y cuarzo. El ob- 

 jetivo y la lente van montados sobre una pieza especial, centrable por 

 medio de dos tornillos; uno de los cuales, el J, se ve en la figura. Esta 

 pieza se caracteriza por su excepcional rigidez. 



La parte superior del tubo es del diámetro «standard» de los grandes 

 modelos ingleses. Se puede enchufar más o menos en el tubo ancho infe- 

 rior para graduar el enfocado de los aparatos que soporta. Son éstos: una 

 segunda lente de Bertrand E, que da de las figuras de interferencia una 

 imagen más pequeña, pero más limpia y precisa en sus contornos que la 

 que da la lente L, y que se puede enfocar con exactitud por el medio dicho 

 antes; una ranura D con una tapadera metálica de corredera, qué sirve 

 para dar entrada a las láminas de minerales auxiliares, micrómetros, etc., 

 que convenga emplear bajo el ocular; por último; otro analizador, tam- 

 bién del tipo Glan-Thompson, giratorio sobre el eje óptico y con un 

 círculo graduado C. Si se quieren intercalar láminas bajo este prisma, la 

 ranura B permite hacerlo. El ocular con retículo tiene su lente superior 

 móvil para poder enfocar los hilos. 



El movimiento rápido de enfocar es de cremallera y piñón, con dientes 

 diagonales, para mayor suavidad del deslizamiento. El movimiento micro- 

 métrico es de palanca y tornillo, de gran estabilidad de foco, y de tal 

 sensibilidad que se pueden apreciar con él desplazamientos de una miera. 

 La cabeza graduada de este tornillo es H. 



Esta montura está calificada como una de las más completas y mejor 

 estudiadas de Inglaterra. Su precio, con el analizador suplementario en el 

 ocular, y los demás órganos que hemos descrito, es de 47-10 libras ester- 

 linas. Van incluidos en este precio, como accesorios ópticos, un ocular y 

 el condensador de 1,00 a. n. mencionado antes. 



Dentro del tipo de platinas giratorias, fabrica la casa Swift otras cua- 

 tro monturas, progresivamente más sencillas que la anterior, a las que 

 designa con los nombres de «Survey», «Petros», «Advanced Student's» 

 y «Simple». Esta última merece describirse, porque es, tal vez, el modelo 

 más sencillo de montura petrográfica que hoy existe. Está representada 

 en la figura 335. El pie es de metal y forma una sola pieza con el limbo, 



