sin chámelo de inclinación, por lo cual este microscopio sólo puede tra- 

 bajar en posición vertical. El limbo tiene forma de asa, para facilidad de 

 agarrarlo, pues uno de los fines de esta montura es el de trabajos auxi- 

 liares del laboratorio que 

 obligan a cambiarla de 

 sitio a cada paso. No 

 lleva movimiento micro- 

 métrico de enfocar; pero 

 el rápido, por cremallera 

 y piñón, tiene los dientes 

 de ambas piezas tan jun- 

 tos y está ajustado con 

 tal precisión, que se pue- 

 den enfocar con él obje- 

 tivos de ^6 de pulgada 

 de foco y aun los de 1 / 4 . 

 La platina es giratoria y 

 graduada, habiendo en el 

 borde interior del limbo 

 un índice para leer los 

 grados. El polarizador va 

 montado sobre un aro que 

 permite la separación del 

 prisma del eje óptico, 

 desviando aquél hacia la 

 derecha, y lleva en su 

 borde inferior un círculo, 

 sobre el cual van marca- 

 das las cuatro posiciones 

 a 90 grados, y las inter- 

 medias a 45 grados, las 

 cuales se determinan tam- 

 bién al tacto por medio de 

 muescas y resortes. Un 

 condensador simple de 

 muy poca convergencia se adapta al extremo superior del polarizador, y 

 ambos, unidos, se enfocan sobre la preparación, subiendo o bajando el 

 cilindro que los soporta dentro del aro. El analizador está colocado en el 

 extremo inferior del tubo, y se separa o se intercala en éste por medio 

 de la palanca que se ve en la figura, bajo la cual se ve también la ranura 



Figura 335 



