— 191: — 



universal se puede usar con este revólver. La casa Swift aconseja el em- 

 pleo de dos de ellos: uno aplanático, de inmersión en aceite de cedro, y 

 de una apertura numérica igual a 1,4; y otro seco, también aplanático, 

 con apertura de 1 ,00. El tercer tubo del revólver se puede dejar sin lente 

 para que llegue a la preparación la luz directa del espejo, o poner en él 

 un condensador o lente simple de poca convergencia, que' dé luz prácti- 

 camente paralela. 



La barra que conecta a los nicoles y al ocular, es estriada y está for- 

 mada por dos trozos que enchufan uno en otro con exacto ajuste. De este 

 modo, son posibles todos los movimientos de la subplatina y del tubo, a 

 lo largo del eje óptico. 



La platina es simple, de forma rectangular, y está provista de canales 

 en sus costados mayores, para que se le pueda adaptar un carro semime- 

 cánico, como el que está puesto en la figura 336, con el cual se hace el 

 movimiento de adelante a atrás, y el lateral a mano, actuando directa- 

 mente sobre el portaobjeto. La esquina derecha superior de éste, marca 

 sobre la cuadrícula que se ve en la platina la posición del punto que, én 

 aquel momento, ocupa el centro del campo y sirve para registrar esta po- 

 sición y poder volverlo a encontrar cada vez que se quiera. 



La adaptación de los objetivos al tubo, se hace por medio de un re- 

 vólver, como representa la figura, o con una tenaza simple, sin mecanismo 

 de centrar, porque éste es innecesario en el sistema Dick. Sobre el obje- 

 tivo va una lente de Bertrand G, montada sobre un tubo H, enfocable a 

 mano y dispuesta de modo que la corredera que la soporta se pueda in- 

 tercalar y separar del eje óptico. Dos topes indican al tacto las posiciones 

 normales de esta lente. Otra, montada de igual modo que la primera, se 

 ve en F, y está destinada a formar imágenes más pequeñas, pero mejor 

 definidas, que las que da la lente inferior. 



En el extremo superior del tubo está el círculo graduado E, que, en 

 unión de todos los órganos que sobre él hay, gira por medio de ruedas 

 dentadas al mismo tiempo que el polarizador. Sirve este círculo para me- 

 dir los ángulos de giro y, por consiguiente, las extinciones. Una lente D, 

 colocada sobre un índice fijo, facilita las lecturas de dichos ángulos. La 

 ranura C, aloja las correderas de las láminas auxiliares. El analiza- 

 dor A, montado sobre el ocular B, está soportado por una charnela que 

 permite separarlo instantáneamente del eje óptico, y dejarlo en posición 

 que no estorbe al operador. Está provisto de un círculo graduado adi- 

 cional pequeño, que se destina a los estudios de polarización rotatoria. El 

 movimiento lento de enfocar aprecia dos mieras. El precio de esta. mon- 

 tura es de 35 libras esterlinas. 



