192 — 



Todos los principales constructores ingleses venden monturas petro- 

 gráficas, que no 

 describimos por- 

 que son iguales a 

 las de Swift, en 

 sus órganos ópti- 

 cos y sólo se dife- 

 rencian de éstas en 

 los mecánicos y en 

 la forma general; 

 porque cada cons- 

 tructor ha adopta- 

 do para las suyas 

 los modelos de pie, 

 limbo, etc., que 

 emplea en sus mi- 

 croscopios de uso 

 general, y éstos ya 

 han sido descritos 

 en capítulos ante- 

 riores. 



La figura 337 

 representa la mon- 

 tura mineralógica 

 grande del cons- 

 tructor A. Nachet 

 de París. Está ba- 

 sada en el princi- 

 pio, ya citado an- 

 tes, de giro solida- 

 rio de la prepara- 

 ción y el objetivo, 

 quedando inmóvi- 

 les los nicoles y el 

 ocular; con lo cual 

 el objeto permane- 

 Figura 337 ce constantemente 



en el centro del 

 campo, suprimiéndose la enojosa operación del centrado, lo mismo que 

 con el sistema Dick, aun cuando el procedimiento sea distinto. Para 



