— 195 — 



hemos demostrado en los capítulos anteriores, cuando discutíamos la dis- 

 posición general de órganos mecánicos de los microscopios. La charnela 

 baja, resta estabilidad al instrumento y lo coloca en malas condiciones de 

 equilibrio cuando se trabaja en posición inclinada. En las monturas de 

 Fuess se ha corregido este defecto, elevando el eje de suspensión, y 

 ello es la mejor prueba que se puede aducir en pro de la posibilidad de 

 hacerlo aún con el pie en forma de herradura y la columna simple. La 

 forma de ésta es también un acierto, porque las dos curvas hacia aden- 

 tro que lleva a mitad de su altura, permiten llegar fácilmente con las ma- 

 nos a la subplatina y al espejo, y, como se ve, están hechas de modo 

 que no restan anchura a la base de apoyo ni longitud al eje de suspen- 

 sión, debido al ensanchamiento de la columna en sus dos extremos. 



La subplatina es muy sencilla. El polarizador, de gran campo, no lleva 

 círculo graduado y su único accesorio es el diafragma iris cuyo botón 

 es z. Es enfocable por medio de una cremallera y un piñón, y separable 

 del eje para facilitar el intercambio de los condensadores. 



La platina es giratoria y graduada, pudiéndose realizar un giro rápido 

 a mano y otro lento por medio de un piñón b. Los carros mecánicos son 

 de poca amplitud y de avance muy lento. Como la platina no tiene topes, 

 sólo pueden servir dichos carros para situar con exactitud un punto de 

 objeto en el centro del campo, y también como micrómetros para medir 

 la longitud de los objetos por los desplazamientos de la platina. Al efecto, 

 lleva cada uno su correspondiente escala, complementada, además, en al- 

 gunas monturas, como la de la figura 338, por una graduación en las cabe- 

 zas de los tornillos. 



La tenaza E. para unir los objetivos al tubo, es del modelo corriente, 

 y se centra por medio de dos tornillos. Encima de ella está la ranura 

 para las láminas de minerales auxiliares, las cuales entran en las monturas 

 de Fuess, formando ángulos de 45 grados, con las direcciones de vibra- 

 ción de los nicoles. El analizador N, separable del eje, puede girar 90 gra- 

 dos, y medirse los ángulos sobre el cuadrante dividido T. La lente de 

 Bertrand B lleva un diafragma iris que se maneja con la palanca J; es 

 centrable, y enfocable por cremallera y piñón; y el tubo que la soporta 

 lleva una escala que permite anotar su posición sobre el eje óptico. 



El movimiento lento de enfocar de esta montura es de un sistema pa- 

 recido al Berger, que emplea la casa Zeiss en sus microscopios modernos. 

 Su sensibilidad es grande y las cabezas M, que lo mueven, lo hacen en el 

 mismo sentido que el del movimiento rápido. 



El precio de esta montura, sin óptica, es de 660 marcos. 



