— 440 -- 



lleva. El conjunto del aparato fotográfico puede girar sobre un círculo 

 graduado D, concéntrico con el eje vertical que pasa por el centro de la 

 plataforma del prisma. 



Mediante todos estos movimientos se consigue colocar la placa foto- 

 gráfica tangente a la diacáustica, producida por no estar las lentes corre- 

 gidas de aberración cromática. Sin embargo, en la región ultravioleta, por 

 mí estudiada, sale casi la totalidad de la placa enfocada, por ser en ella la 

 diacáustica sensiblemente una recta. 



Las lentes son.plano-convéxas de 47 milímetros de diámetro, y talla- 

 das normalmente al eje TapticQ, : siendo levógira Jadíente del colimador y 

 dextrogira la del objetivo de, la ¿amara fotográfica,; con o£jetó*de .compen- 

 sar la polarización., Éí sistema, dispersor está formado por dos prismas 

 yuxtapuestos; dé 30°; |állado el uno en un bloque de cuarzo levógiro y el 

 otro en un bloque dextrbgir-a r :y -de tal modo, que cada uno tenga una de 

 las caras del ángulo refringente perpendicular al eje óptico. Este es el sis- 

 tema de Cornú, mediante el cual, en la posición de mínima desviación que 

 es en la que debe operarse, los rayos luminosos atraviesan simétricamen- 

 te el prisma, según el eje óptico, desapareciendo así la doble refracción y 

 la polarización rotatoria. Con objeto de alcanzar una mayor dispersión, he 

 empleado varias veces un sistema de dos prismas, cada uno de los cuales 

 tiene la estructura descrita; más ¡entonces me fué preciso utilizar un so- 

 porte accesorio, construido con este fin. en el Laboratorio de Automática, 

 que consiste en dos plataformitas circulares gfaduadas A, A' que giran in- 

 dependientemente una ^ejiOtra, sobre cada una de las cuales se coloca un 

 prisma. Este soporte*,, cuyo esquema ;piresento adjunto, se coloca sobre la 

 plataforma unida 'al sJDportedel aparato, de la.cual ya he hablado. 



El enfoque del, .-aparato/, por tratarse de la, región ül tira violeta, es muy 

 complicado, felizmente,; |ípr él .uso continuó qué se hace dé este aparato 

 en el Laboratorio, sólo hemos tenido qué hacer las pequeñas correcciones 

 frecuentemente necesárias^Wfécnica empleada para esta operación es la 

 de Neculcea (21), erfrpleada -ya en este Laboratorio "por el Profesor del 

 Campo en su estudio sobre el espectro de bandas del silicio (22), y por el 

 Doctor Catalán Sañudo, al hacer et estudio espectro-químico del magnesio 

 (23). Para el enfoque se emplea el espectro del hierro, que es muy rico 

 en rayas y permite determinar muy bien la región netamente enfocada. 



El estudio de espectrogramas lo he efectuado con un comparador, cons- 

 truido en el Instituto del Material Científico, que permite apreciar )nnn 



de milímetro, si bien no he hecho medidas de precisión, pues para mi obje- 

 to no hacía falta más que la identificación de rayas. 



