— 560 — 



III 



Instalaciones utilizadas en el presente trabajo.— Su funciona- 

 miento y teoría. 



Nuestras medidas de susceptibilidad que más adelante detallamos, 

 han sido efectuadas en las instalaciones que posee el «Laboratorio de In- 

 vestigaciones Físicas», puestas amablemente a nuestra disposición por 

 su digno director don Blas Cabrera, quien nos instruyó en el manejo 

 de las mismas, determinación de sus constantes, etc.; por todo lo cual 

 debemos hacer constar el más profundo agradecimiento a nuestro queri- 

 do maestro. 



El estudio completo de ambas instalaciones puede verse en las comu- 

 nicaciones de dicho investigador a la «Sociedad Española de Física y 

 Química», y en los «Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Físicas». 

 Nosotros, en lo que sigue, damos una" breve descripción de cada una de 

 ellas, y que basadas en el método llamado del cilindro y en el del tubo 

 de Quincke, sirven respectivamente para el estudio de las soluciones 

 concentradas y diluidas. 



MÉTODO DEL CILINDRO 



Descripción y funcionamiento de la instalación.— E\ fundamento 

 -de este método, debido a Gouy, y perfeccionado por Weiss y Fóex y Ca- 

 brera, es la acción de un campo magnético sobre un cilindro de la subs- 

 tancia estudiada, una de cuyas extremidades está dentro de un campo 

 sensiblemente uniforme, mientras la otra se encuentra en un campo prác- 

 ticamente nulo. 



Tratándose del estudio de una solución salina, en la instalación que 

 vamos a describir (véase en la fig. 1. a el esquema de la mismafen proyec- 

 ción horizontal; los circuitos eléctricos están indicados con trazo fino), 

 aquélla se introduce en un tubo de vidrio, T, que mide 24 cms. de largo 

 y 6 mm. de diámetro interior, y está dividido en dos porciones'iguales 

 por un tabique impermeable, normal al eje. Uno de sus extremos está pro- 

 visto de una armadura, a, de cobre, con rosca, y la mitad del tubo corres- 

 pondiente a este extremo se llena con agua de conductividades, mientras 



