— 562 - 



aquélla, y su parte central es hueca para dar paso libre al tubo A; de lo 

 dicho se deduce que el conjunto de las tres bobinas constituye un elec- 

 trodinamómetro cuya bobina móvil es la solidaria con el tubo de aluminio. 



El tabique central del tubo-laboratorio que al principio hemos descrito, 

 corresponde sensiblemente al centro del campo uniforme creado por las 

 piezas polares plano-paralelas (2 cms. de diámetro) de un electroimán, H, 

 del tipo Weiss, con refrigeración por corriente de agua; en el entrehierro 

 de este último (10 mm. aproximadamente), y concéntricamente con el tubo- 

 laboratorio, hay otro de cobre, de un diámetro un poco mayor que aquél 

 (a fin de permitir su completa libertad de movimientos), soldado en el in- 

 terior de una caja prismática de latón (no visible en el esquema), soste- 

 nida por las piezas polares del electroimán, y por la cual circula una co- 

 rriente de agua procedente de un depósito de nivel constante (situado 

 a 3 metros sobre el electroimán), cuya temperatura se regula mediante un 

 serpentín que contiene alambre de niquelina, por el que circula una co- 

 rriente eléctrica de calefacción. 



La temperatura media de la parte central tubo-laboratorio, y, por con- 

 siguiente, de la solución estudiada, la indica el hilo de plata arrollado so- 

 bre aquél, pues se utiliza como termómetro de resistencia eléctrica, a cuyo 

 efecto constituye un brazo de un puente de Wheatstone, completado con 

 otra resistencia, S, del mismo valor que dicho hilo, y un alambre de man- 

 ganina, sobre el que se desliza el contacto móvil, en cuyas extremida- 

 des se han añadido dos resistencias iguales p, convenientemente calcu- 

 ladas, para que pueda apreciarse con toda exactitud la centésima de gra- 

 do; se utiliza la f . e. m. de un acumulador Tudor, E, y el galvanómetro Q 

 es del tipo Broca. La conexión del puente con el hilo termométrico se rea- 

 liza en el mismo momento de hacer la lectura, levantando, por medio de 

 una cremallera sostenida por un soporte, una pieza de ebonita, con dos 

 pocilios llenos de mercurio, en los que vienen a introducirse los extremos 

 del hilo termométrico; de este modo, durante las medidas, los movimien- 

 tos del tubo de aluminio no son impedidos por ninguna unión permanente. 



La corriente que circula por la bobina móvil del electrodinamómetro 

 procede de la mitad de una batería de acumuladores Q 2 , y llega a ella' 

 según antes dijimos, por el par de hilos de suspensión más próximo a la 

 misma; en su circuito están dispuestos en serie una caja de resistencias P, 

 de Otto Wolff , un reostato de variación continua rápida R 2 , y otro de va- 

 riación lenta r 2 , y cuatro resistencias de 500 ohms cada una (que no hemos 

 dibujado en el esquema), de las cuales pueden introducirse las convenien- 

 tes en el circuito, por medio de un conmutador. 



De la caja de resistencias se deriva un segundo circuito, que contiene 



