- 563 - 



un interruptor adecuado, por medio del cual puede introducirse en este 

 circuito el galvanómetro Broca utilizado en el puente termométrico, y ade- 

 más un elemento-patrón W, de Weston, dispuesto de modo que la f . e. m. 

 de sus terminales sea opuesta a la caída de potencial en los extremos de 

 la resistencia de la caja, sobre la cual se deriva; de este modo, y por me- 

 dio de los reostatos existentes en el circuito principal, se consigue que 

 en el derivado no circule corriente, lo que se acusa por la inmovilidad de 

 la imagen en la escala del galvanómetro (método del cero); es evidente 

 que entonces la intensidad i' de corriente que pasa por la bobina móvil 



vale/" = — ! — — , siendo ría resistencia (o suma de resistencias) de la 

 r 



caja, introducidas en el circuito. 



El circuito de las bobinas fijas del electrodinamómetro recibe la co- 

 rriente de la otra mitad de la batería de acumuladores Q 2 , y su intensidad 

 se regula por medio de dos reostatos, R t y r ± , de variación continua (rá- 

 pida y lenta, respectivamente), en serie con un conmutador C para inver- 

 tir el sentido de aquélla, y con una miliamperimetro de precisión M/, de 

 Siemens y Halske, en el que se aprecia perfectamente la décima de mili- 

 amperio. 



Finalmente, por el circuito del electroimán, alimentado también por su 

 correspondiente batería de acumuladores Q 1? circula una corriente que se 

 mantiene constante a 17 amperios (pues las medidas se efectuaron igual- 

 mente a campo constante), por medio de un reostato R, de variación con- 

 tinua; el sentido de aquélla puede invertirse por un conmutador, apropia- 

 do, c, y su valor se determina por medio del' amperímetro de precisión 

 Am, de Siemens y Halske, cerrándose el circuito con un interruptor de 

 palanca I para cortar intensidades relativamente grandes, y que para dis- 

 minuir la chispa de ruptura tiene derivado entre los puntos en que ésta se 

 produce, dos conductores que terminan en sendas placas de cobre, las cua- 

 les se sumergen en el momento de abrir el circuito en un baño de S0 4 Cu, 

 con lo que casi toda la extracorriente pasa por dicho baño, shuntando la 

 chispa, que así pierde su intensidad. 



El amperímetro del electroimán, y el miliamperimetro antes descrito, 

 están dispuestos de modo que pueden leerse sucesivamente, mediante un 

 anteojo giratorio alrededor de su soporte, y que no hemos dibujado para 

 no complicar el esquema; de esta suerte, a más de conseguir una gran co- 

 modidad para las lecturas, se evitan por completo los errores de paralaje, 

 y dado el aumento del anteojo, es mucho mayor la precisión en las lectu- 

 ras. Las que efectuamos en el miliamperimetro nunca fueron muy inferio- 

 res a la división 100 de su escala (lo cual es siempre posible haciendo va- 



