— 564 - 



riar la corriente en el circuito de la bobina móvil del electrodinamómetro), 

 pues así se tiene la seguridad en las lecturas dentro del 1 por 1 .000, que 

 es el error admisible en la medida de la acción que el campo ejerce sobre 

 el tubo-laboratorio. 



El método operatorio con esta instalación es como sigue: llena la mi- 

 tad correspondiente del tubo-laboratorio con la solución que debe estudiar- 

 se, después de asegurarnos de la completa libertad de movimientos del 

 sistema móvil, y conseguida su inmovilidad absoluta, se refiere una divi- 

 sión dada de la escala micrométrica m del tubo de aluminio, a la cruz filar 

 del microscopio micrométrico; entonces se cierran simultáneamente el 

 circuito del electroimán y el de las bobinas fijas del electrodinamómetro, 

 con lo que la acción de este último contrarresta la ejercida por el campo 

 magnético sobre la substancia estudiada, a cuyo fin se da el valor conve- 

 niente a la corriente i de las bobinas fijas por medio de los reostatos exis- 

 tentes en el circuito de aquéllas; la igualdad de ambas acciones, de sentido 

 contrario, se acusa por la idéntica posición del micrómetro de referencia, 

 antes y durante el paso de corriente por el electroimán y las bobinas fijas. 



Conseguido dicho equilibrio simultáneamente con la constancia del 

 campo (para lo cual conservábamos constante la corriente de excitación 

 del electroimán), se abría el circuito de este último, y anotábamos la indi- 

 cación del miliamperímetro, abriendo seguidamente su circuito. 



Después invertíamos el sentido del campo (por medio del conmutador 

 del electroimán), y repetíamos las mismas operaciones que acabamos de 

 indicar; además, después de cada par de lecturas, se comprobó la cons- 

 tancia de la corriente en el circuito de la bobina móvil, según indicamos 

 antes, y se anotaba la posición del contacto móvil del puente termométrico, 

 para deducir el valor de la temperatura por medio de una tabla apropiada 

 de equivalencias. Por fin, para valor de /, hemos tomado la media-de diez 

 observaciones efectuadas in virtiendo alternativamente el campo, según 

 acabamos de indicar; multiplicando este promedio por z", se obtiene el pro- 

 ducto (¿i')s, que corregido de la acción del campo sobre el tubo-laborato- 

 rio vacío, interviene en el cálculo de la susceptibilidad de la solución estu- 

 diada, según veremos más adelante en la teoría de la instalación. 



Inmediatamente después de efectuada una serie de diez observaciones, 

 se desatornilla el tubo-laboratorio del de aluminio y se sustituye la solución 

 estudiada por una solución-patrón (después de bien lavado el tubo con agua 

 de conductividades, a fin de evitar toda contaminación), cuya susceptibi- 

 lidad está perfectamente determinada, y con ella se efectúa una serie de 

 diez observaciones, análogamente al caso anterior, con lo cual se obtiene 

 el producto (¿i') p para la solución-patrón. 



