570 - 



vier y Piccard, en la instalación que vamos a describir, en vez de deter- 

 minar las variaciones de nivel en la rama del tubo-laboratorio, situada en 

 el campo, se mantiene el menisco inmóvil, compensando el efecto magné- 

 tico sobre este último por un corrú 

 amiento del recipiente de vidrio R 

 (fig. 2. a ) (cuya forma especial permi- 

 te trabajar con volúmenes relativa- 

 mente pequeños del líquido estudia^ 

 do), en el que está sumergido el 

 extremo de la rama A del tubo-labo- 

 ratorio alejada del campo, la cual 

 atraviesa la tapa de dicho recipiente 

 por el intermedio de un cierre de 

 mercurio; de este modo, sin pertur- 

 bar la libertad de movimientos de 

 aquél, se puede establecer una co- 

 rriente de hidrógeno sobre el líquido 

 en cuestión (necesaria en los casos 

 en que sea oxidable) por medio de las 

 tubuluras de entrada y salida, solda- 

 das a dicha tapa. 



El recipiente R está sostenido 

 dentro de un depósito cilindrico D 

 de bronce (equilibrado en cualquier 

 posición con el contrapeso P de plo- 

 mo), en cuya parte anterior tiene fija 

 una escala E dividida en milímetros 

 y grabada sobre acero, la cual se ob- 

 serva por medio del microscopio M, 

 que aprecia la milésima de milímetro; 

 además, por medio de los tornillos de 

 presión T y de coincidencias T (cuan- 

 do se trata de pequeños movimien- 

 tos) se efectúan los corrimientos del 

 depósito D en dirección vertical, y a lo largo de un fuerte bastidor semi- 

 cilíndrico B, también de bronce, determinando el valor de aquéllos por 

 medio del citado microscopio M; como puede verse en el dibujo, el con- 

 junto del aparato descansa sobre tornillos de nivelación. El tubo A está 

 doblado en U y tiene la otra rama situada verticalmente entre las piezas 

 polares P (fig. 3. a ) (plano-circulares de 18 milímetros de diámetro) de un 



Fig. 3. a 



