— 571 — 



electroimán Weiss con refrigeración por corriente de agua; cada una de 

 ellas sostiene, respectivamente, una caja cilindrica C de cobre del mismo 

 diámetro que el de las piezas polares (en la figura sólo se ha dibujado una 

 caja en obsequio a la claridad), ajustando perfectamente entre sí por su 

 base plana, a cuyo efecto están provistas de dos canales semicirculares 

 que rodean al tubo en cuestión; perpendicularmente a éstos existen otros 

 dos canales que limitan un espacio cilindrico, por el que se observa el 

 menisco del líquido, enrasándolo siempre con la cruz filar de un micros- 

 copio micrométrico, fijo al electroimán. 



El extremo de la rama A sometida al campo termina en un ensancha- 

 miento cilindrico E al que están soldados; un tubo 4 vertical descendente 

 con llave, que sirva para vaciar el aparato del líquido que contenga; otro 

 tubo horizontal t x con llave, que al aspirar por él se llena el tubo y el en- 

 sanchamiento terminal cuando convenga, y por fin otro tubo horizontal- 

 ascendente 4 que por medio de una llave de tres vías (no visible en el di- 

 bujo) permite la comunicación del interior del tubo A con la atmósfera 

 o con el hidrógeno procedente de un aparato de producción continua, pues 

 todas las medidas se efectuaron en una atmósfera de dicho gas, lo cual 

 simplifica mucho los cálculos, pues así se evita la corrección debida al 

 magnetismo del aire atmosférico. 



Inmediatamente por debajo de la posición del menisco en el tubo-labo- 

 ratorio, y arrollada en hélice por el exterior de este último, hay una del- 

 gada cinta de platino de unos 25 centímetros de longitud, cuyos extre- 

 mos T están soldados a dos alambres de cobre, cuya resistencia total es 

 la centésima parte de la de la cinta, y que sirven para establecer la cone- 

 xión con un puente de Wheastone, análogo al descrito en la instalación 

 del cilindro, por medio del cual se determinan las variaciones de resisten- 

 cia de la cinta, y de ellas se deducen las de temperatura por un calibrado 

 previo. Los brazos de proporción están constituidos por una cinta de pla- 

 tino-plata sobre el que frota el contacto móvil; la sección de la misma es 

 de unos 0,3 mm 2 y tiene un metro de longitud, prolongándose sus extre- 

 mos por dos resistencias aproximadamente iguales a diez veces las de la 

 cinta; estas resistencias, así como todas las restantes que constituyen el 

 puente, son de manganina, y todas están arrolladas sobre un mismo tubo 

 de vidrio y sumergidas en un baño de aceite de petróleo; el galvanómetro 

 es del tipo Broca, y las desviaciones de la imagen luminosa se leen sobre 

 una escala situada a 1,50 m. de aquél y al lado mismo del electroimán; 

 una tabla calculada de una vez para todas, da los valores de la temperatu- 

 ra del menisco (dentro de la centésima de grado) en función de las lectu- 

 ras del puente. 



