— 572 — 



La uniformidad en la temperatura del líquido, a lo largo del tubo-labo- 

 ratorio, es condición indispensable para la exactitud de las medidas, pues 

 en caso de no cumplirse ésta, el desnivel magnético resultaría falseado por 

 el térmico, debido a diferencias de temperatura entre ambas ramas del 

 tubo-laboratorio; con el fin de evitarlas, además de estar envuelto este 

 último por una capa de hilo de amianto, circulan por las cajas C, así como 

 por el depósito D, sendas corrientes de agua procedentes de un mismo 

 termóstato; un par termoeléctrico constatan-cobre S tiene una de sus sol- 

 duras en la región del tubo próxima al menisco, mientras que la otra está 

 fija en el extremo de aquél, introducido en el recipiente R; por medio de 

 un conmutador adecuado se introduce el galvanómetro del puente en el 

 circuito de dicho par, a fin de medir su f. e. m., y de la desviación leída 

 se deduce la diferencia de temperaturas en sus soldaduras, que nunca 

 debe llegar a I o , lo que se consigue regulando dichas corrientes de agua. 



Todas las medidas las efectuamos a campo constante, excitando el 

 electroimán con una corriente de 20 amperios, que se mantiene constante 

 por medio de un reostato de variación continua, y se mide con un voltí- 

 metro de precisión de Weston, derivado sobre una resistencia convenien- 

 te de cinta de manganina, sumergida en un baño de petróleo; las lecturas 

 de dicho voltímetro se efectuaron por medio de un anteojo, próximo al 

 microscopio micrométrico M, con lo que, además de evitarse los errores de 

 paralaje, se pueden efectuar las lecturas casi simultáneamente con el en- 

 rase del menisco, condición indispensable en este método. 



Lleno con la solución que va a estudiarse el recipiente R, se procede a 

 expulsar el aire existente sobre el menisco, a cuyo efecto, después de 

 abrir la llave del aparato de hidrógeno, se dirige la corriente de este gas 

 al ensanchamiento cilindrico E por medio de la llave de tres vías soldada 

 al tubo 4; aspirando varias veces por t 1 se llena dicho ensanchamiento con 

 el líquido contenido en el tubo-laboratorio, el cual vuelve a descender en 

 seguida por la presión del hidrógeno, de modo que, repitiendo esta ope- 

 ración, se consigue crear sobre el menisco una atmósfera de dicho gas 

 exenta de aire; por fin se dispone la llave de tres vías, de modo que la 

 corriente del gas se bifurque por una parte hacia el menisco y por otra 

 hacia la atmósfera, con lo que se evitan las sobrepresiones en el interior 

 del tubo, que falsearían las medidas; además, con estos repetidos lavados 

 se mojan uniformemente las paredes del tubo, pues de otro modo, por de- 

 secación de éste, las variaciones del menisco son muy irregulares, debi- 

 das probablemente al depósito sobre las paredes interiores del tubo, del 

 vidrio disuelto por la solución, y en estas condiciones es muy difícil obte- 

 ner lecturas concordantes. 



