— 573 — 



El método operatorio con esta instalación es el siguiente: a fin de con- 

 seguir la tangencia del menisco con el retículo del microscopio de refe- 

 rencia, se mueve a mano el depósito de latón D, y con el tornillo de coin- 

 cidencias T se perfecciona el enrase y se anota la lectura del microsco- 

 pio M; después se efectúa la lectura del puente que da la temperatura del 

 menisco, y se observa la diferencia de temperaturas entre este último y 

 el recipiente R, mediante la disposición del par termoeléctrico ya descri- 

 to; por fin se cierra el circuito del electroimán, moviendo convenientemen- 

 te el depósito D, para que el menisco permanezca enrasado lo mismo que 

 antes de excitar el campo, y se efectúan simultáneamente las lecturas 

 en la escala E del depósito de bronce y en la del voltímetro para asegu- 

 rarnos de la constancia del campo; después se efectúan estas mismas ope- 

 raciones, invirtiendo el sentido del campo por medio de un conmutador 

 existente en el circuito del electroimán. 



La media de diez observaciones efectuadas según hemos indicado, se 

 toma como valor del corrimiento del depósito y de la temperatura a que 

 se efectuó la medición; inmediatamente se vacía el depósito R por medio 

 del tubo de desagüe t 3 , y después de lavar aquél varias veces con agua 

 de conductividades se llena una última vez con la misma, y con ella repe- 

 timos las mismas operaciones que en el caso anterior, tomando asimismo 

 como valor definitivo del corrimiento del depósito y de la temperatura el 

 promedio de una serie de diez lecturas. 



Teoría de la instalación.— liemos visto ya que su ecuación funda- 

 mental es: 



l(x-x') W ds ^hg( P -?'); 



pero como todas las medidas se efectúan en una atmósfera de hidróge- 

 no, ?•' y p' son prácticamente despreciables comparados con ¿ y p; luego 



— y- H 2 ds = h g p 



Ahora bien: como en realidad no medimos el desnivel h en el tubo-la- 

 boratorio, sino el corrimiento A del depósito de bronce, sustituiremos h por 

 su valor en función de este último, o sea 



h = - A 



siendo S el área de la superficie libre del líquido en el recipiente R y 5 la 

 sección del tubo-laboratorio sometido a la acción del campo; sustituyendo 



Rev. Acad. de Ciencias.— XVI.— Abril-mayo-junio, 1918. 33 



