— 23 - 



Il est ainsi nécessaire de dresser pour chaque ther- 

 momètre une table spéciale de calibration. Pour les 

 nouveaux thermomètres construits pour le barrage 

 d'Amsteg, où les ingénieurs des G. F. F. vont entre- 

 prendre des recherches semblables, nous avons recuit 

 le fil de nickel, au four électrique, dans un courant 

 d'hydrogène, à la température de 750°, et nous espérons 

 avoir sensiblement amélioré le métal. La résistance du 

 fil a diminué par le recuit de 5 % et le coefficient de 

 température a passé de 3,8 à 4,3. 



Les thermomètres furent construits et étalonnés au 

 laboratoire, la résistance étant mesurée de 3 en 3 

 degrés dans un bain de pétrole, depuis 0° jusqu'à 24°, 

 avec une précision de Vioooo« Les variations de la 

 résistance avec la température sont assez exactement 

 représentées par une expression de la forme : 



Rt = R (1 + at + bt 2 ) 

 dans laquelle Rt et R représentent la résistance à. t 

 et à 0°, à la température centigrade et a et b sont les 

 coefficients de température déterminée par la méthode 

 des moindres carrés. 



a est voisin de 0,0039 et b est de l'ordre de 0,000001. 

 On peut le négliger en première approximation. Le 

 thermomètre, protégé par un tube d'acier, est extrême- 

 ment simple. Le fil de nickel est bobiné sur un tube 

 d'ébonite fileté au pas de 0,31 mm. Les extrémités du 

 fil sont soudées sur deux bagues de laiton où sont 

 soudées également les lignes d'amenée du courant. La 

 ligne, de fil de cuivre bien isolé, est assez peu résis- 

 tante pour que les variations de sa résistance en fonc- 

 tion de la température soient négligeables. Les extré- 

 mités de lignes de tous les thermomètres aboutissent 

 à la station de mesures installée au sommet du barrage, 



