Dans un barrage de 50 m. de hauteur et de 20 m. 

 d'épaisseur à la base, on ne pouvait songer à se servir 

 de thermomètres à mercure. Il fallut recourir à une 

 autre méthode. L'électricité en offre deux pour mesurer, 

 à distance, la température. 



La méthode termo-électrique, très employée pour la 

 mesure des hautes températures, ne convenait guère et 

 notre choix s'arrêta à celle des thermomètres à ré- 

 sistance. 



La résistance d'un fil métallique augmente avec la 

 température. Cependant, les alliages tels que la man- 

 ganine, la nickeline, le constatan, ont un coefficient de 

 température quasi nul, tandis que les métaux purs 

 subissent une variation de résistance d'environ Vooo 

 pour une différence de température de 1°. 



Le fer est le métal dont le coefficient est le plus 

 élevé. On s'en est servi pour la fabrication de thermo- 

 mètres électriques, puis on l'a remplacé par le nickel 

 et par le platine, qu'on obtenait en Allemagne, avant 

 la guerre, dans un état de pureté tel que tous les 

 échantillons avaient à la fois même coefficient de ré- 

 sistance et même coefficient de température. 



Les E. E. F; nous ayant demandé, en août 1918, 

 si nous voulions nous charger de ce travail, nous cher- 

 châmes à nous procurer du platine, mais sans résultat. 

 Nous fûmes obligés de recourir au nickel, qui ne s'o- 

 xyde guère et dont les coefficients de résistance et de 

 température sont favorables à l'usage qu'on voulait en 

 faire. 



Le nickel présente, cependant, un inconvénient très 

 important. Il est extrêment difficile de l'obtenir dans 

 un état chimique parfaitement pur et chaque échantillon 

 a des coefficients de résistance et de température dif- 

 férents. 



