— 49 - 



changement de i^ôôir ^^"^^ ^^ densité soit 13,598 ou 

 13,594 au lieu de 13,596, cause une erreur de Vio ^^' 

 Le vide de la chambre barométrique doit être absolu ; 

 le seul moyen efficace pour assurer cette condition est 

 de faire bouillir le mercure dans le tube; cette opéra- 

 tion délicate, dangereuse même devrait être appliquée 

 à tous les baromètres, souvent les constructeurs, lors- 

 qu'ils constatent la présence d'une bulle d'air au 

 sommet du tube préfèrent corriger, sur l'échelle divisée 

 où se font les lectures, l'erreur produite par un vide 

 incomplet. La colonne barométrique doit être verticale: 

 une inclinaison de 1° en dehors de la verticale amène 

 une erreur de 0,1 mm. 



Le mercure du baromètre ne se met pas immédiate- 

 ment à la position d'équilibre; de petits coups secs sur 

 la colonne, ou mieux, lorsque le baromètre est suspendu 

 à la Cardan, un léger balancement de tout l'appareil 

 autour de la position verticale auront raison de l'iner- 

 tie de l'instrument. 



Enfin l'échelle du baromètre doit être exacte ; sou 

 zéro doit correspondre avec le niveau du mercure dans^ 

 la cuvette; le niveau mobile doit donner sur l'échelle 

 une cote qui corresponde, (à l'erreur de lecture près^ 

 qui doit être toujours plus petite que la limite de la 

 lecture) à la mesure, au moyen du cathétomètre, de la 

 différence des niveaux. Cette condition est le plus souvent 

 très mal remplie ; soit par manque de soin dans la cons- 

 truction, soit parce que le fabricant se contente de fixer 

 l'échelle par simple comparaison avec un baromètre 

 supposé exact. 



La lecture brute de la pression doit encore subir 

 diverses corrections. La lecture doit être rapportée à la 

 température de 0°. Cette correction est inportante; elle 



4 



