- 50 - 



est de 2,07 mm. pour une lecture de 710 mm. effectuée 

 à 20° sur une échelle de laiton ou de 2,3 mm. pour 

 ime même lecture sur une échelle de verre. La correc- 

 tion due à la tension superficielle (capillarité) atteint 

 plus de 0,3 mm. pour un tube de 10 mm. de diamètre. 

 Les corrections dites géodésiques (variation de l'inten- 

 sité de la pesanteur avec la hauteur et avec la latitude) 

 intéressent le géomètre. Sur le Mont-Blanc la correc- 

 tion géodésique à apporter aux lectures est de — V2 vnvn. 

 environ, correspondant à peu près à une différence 

 d'altitude de 11 m. 



Le baromètre est un instrument difficile à contrô- 

 ler. Par des lectures au cathétomètre de la différence 

 de niveau, par la comparaison de l'échelle avec un 

 mètre normal, on peut se persuader, en tenant compte 

 des conditions et des corrections énumérées plus haut 

 que les lectures à l'échelle correspondent bien aux lec- 

 tures à la lunette. Mais nous ne pouvons vérifier ainsi 

 si le vide barométrique est absolu. Des déterminations 

 de la température d'ébullition de l'eau, faites au ''/looo 

 de 0° peuvent fournir directement la valeur de la pres- 

 sion barométrique à Yio de mm. Un baromètre a été 

 ainsi vérifié à l'Institut de physique de l'Université; 

 reconnu exact, il a servi de norme pour étudier un 

 anéroïde qui a été, à plusieurs reprises, comparé au 

 baromètre de la Colonne météorologique; celui-ci est 

 trop bas de 1 mm. au moins et de 1 mm. Y2 au plus. 

 On ne peut dire si l'erreur tient à l'échelle ou au vide 

 barométrique. 



Le baromètre anéroïde peut servir aux déterminations 

 d'altitude: son emploi est délicat; il est paresseux et les 

 conditions d'élasticité du métal changent avec le temps. 



De petits appareils simples, faciles à construire soi- 



