I907 SECONDAIRE DU N. DE MEURTHE-ET-MOSELLE 295 



d'une façon quelconque, un certain nombre de cotes d'affleure- 

 ment d'un niveau géologique bien défini et facile à reconnaître ; 

 2 ) à porter ces points et leur cote sur une carte topographique, et 

 tracer les courbes de niveau. Ces courbes sont d'autant plus 

 exactes que les cotes sont plus nombreuses et plus serrées. On 

 arrive facilement à n'avoir qu'une seule solution du problème à 

 résoudre. 



Toutes les cotes sont relevées à l'aide d'un baromètre holosté- 

 rique compensé, de grande précision, dont le cadran porte des 

 divisions de deux en deux mètres. On peut estimer très facilement 

 à l'œil nu la 1/2 division, le baromètre indique donc une dénivel- 

 lation de 1 mètre. En réalité, la précision que l'on obtient est 

 rarement aussi grande. Il faut tenir compte en effet d'un certain 

 nombre de causes d'erreur, que la pratique nous a permis de 

 réduire au minimum. Température, oscillations de l'aiguille, et 

 inertie de l'appareil sont des causes d'erreur auxquelles on peut 

 facilement remédier. De plus, la correction nécessaire due aux 

 variations de la pression atmosphérique, est faite par compa- 

 raison avec un baromètre enregistreur et en employant le chemi- 

 nement par cycles fermés. 



Sans vouloir entrer dans les détails délicats de l'observation du 

 baromètre, nous croyons devoir appeler l'attention sur plusieurs 

 points : 



Le cheminement par cycles fermés consiste, lorsque l'on a un 

 certain nombre de cotes à relever, à diviser le travail en plusieurs 

 tronçons, après chacun desquels on repasse à un point quelconque 

 déjà coté ; c'est une marche en 8 compliquée. On peut ainsi 

 estimer la grandeur et le sens des variations de la pression atmos- 

 phérique pendant un tronçon. Si on a subdivisé son chemine- 

 ment en nombreux tronçons, la rectification des cotes obtenues 

 peut devenir très rigoureuse, c'est-à-dire que l'on peut arriver à 

 avoir des cotes exactes à un mètre près. 



En second lieu, la lecture du baromètre demande à être faite 

 toujours de la même façon (l'instrument horizontal) de façon à 

 éliminer les causes d'erreur dues au poids du mécanisme, de 

 l'aiguille, et des ressorts tenseurs. Il faut également, avant de 

 faire une lecture, laisser au baromètre le temps de vaincre l'inertie 

 du mécanisme, c'est-à dire de se mettre au point, ce qui demande 

 5 à 10 minutes. On doit de même et pour la même raison, éviter 

 les montées trop rapides, surtout si elles sont suivies de descentes 

 également rapides. 



Enfin, il convient de choisir, pour se servir de l'instrument, les 



