XV 



bedingt zu sein durch die Feinheit und Genauigkeit des 

 Sehens, d. h. der von der Netzhaut wahrgenommenen Bilder. 

 Diese binocularen Lupen waren in verschiedenen For- 

 men zur Prüfung ihrer Leistungsfähigkeit ausgestellt und 

 zwar: 1) eine binoculare Lupe an einem Statif, an dessen 

 Querstange die Lupe nach rechts und links verschoben 

 werden, und nach Bedürfniss gehoben und gesenkt werden 

 kann. Die Lupe hat eine Vergrösserung um das lOfache 

 bei einem Abstände des Objectivs vom Objecto = 80 mm. 

 Man kann also Objecto unter derselben ohne an die Lupe 

 anzustossen mit Bequemlichkeit präpariren mit Messer, Staar- 

 nadel, Scheere u. s. w. Dieses nach den Angaben von Herrn 

 Franz Eilhard Schulze in Berlin angefertigte Statif ist 2) von 

 dem Vortragenden ersetzt durch ein sogenanntes Universal- 

 stativ, welches Bewegungen nach allen Richtungen hin ge- 

 stattet. Die Linse wird hier durch ein Gegengewicht ba- 

 lancirt, so dass sie in jeder Lage dauernd bleibt, welche 

 ihr vom Beobachter ertheilt wird. Es kann dabei ein Feld 

 von etwa 2000 Quadratcentimeter abgesucht und die Lupe 

 bei Führung mit der Hand zugleich in jeder passenden Höhe 

 über dem Objecto eingestellt werden. 3) Eine namentlich 

 für feines Präpariren mit beiden Händen sehr bequeme Form 

 des Lupenhalters, gleichfalls von Franz Eilhard Schulze in 

 Berlin angegeben, besteht in einem elastischen Bügel, 

 welcher über den Kopf des Beobachters gespannt ist und 

 die Lupe wie eine Brille vor den Augen hält; eine Pelotte 

 am Hinterkopfe und eine zweite an der Stirn beseitigen die 

 Unbequemlichkeit des Druckes, welcher durch den federnden 

 Bügel und das Gewicht der Lupe ausgeübt wird. Dieser 

 Lupenhalter gestattet die freieste Bewegung der Lupe über 

 das Beobachtungsfeld. 4) Ein Statif für eine binoculare 

 Lupe zur Beobachung der Hornhaut und ihrer pathologi- 

 schen Veränderungen, welches zugleich eine Edison'sche 

 (kleinste) Lampe zur Beleuchtung der Hornhaut mit elek- 

 trischem Licht trägt. Diese sogenannte binoculare „Cornea- 

 lampe" ist nach den Angaben Herrn von Zehenders gleich- 

 falls von Herrn Westien ausgeführt. 



Weiter hat nun Herr Westien seine Methode der Linsen- 

 annäherung zur Construction 5) eines binocularen Mikro- 

 skop es verwerthet. Dasselbe ist in Pflügers Archiv für die 

 gesammte Physiologie Bd. 47 S. 34 als Perimikroskop 

 beschrieben. Bei einer 25fachen linearen Vergrösserung hat 

 das Objectiv eine Distanz von 40 mm von dem Objecto und 

 kann vermöge seiner Befestigung an dem Statif über ein 

 Gesichtsfeld von 160 Quadratcentimeter geführt werden 

 (weshalb es als Perimikroskop bezeichnet wird), und auf 



