- 887 — 



L. — Potenciómetro autocalibrable. 



Por B. Cabrera 



1. Este potenciómetro está destinado á la medida de pe- 

 queñas intensidades de corriente y fuerzas electromotrices, 

 hallándose dispuesto de tal suerte que puedan determinarse 

 las resistencias de sus diferentes porciones en función de la 

 resistencia media del hilo por unidad de longitud. 



Esquemáticamente el aparato está constituido por veinte 

 resistencias iguales b^, b^, b^... bi,^,boo, (fig. 1) en serie, y 



_L 1 



p^ 



Uv^ 



Figura 1 



un hilo de resistencia también igual á cada una de aquéllas. 

 Además, todas ellas están construidas con el mismo hilo, 

 para lograr la mayor igualdad posible en el coeficiente de 

 temperatura. Para su empleo, la corriente penetra por el blo- 

 que 4— 2p pasa del 2 al 1 mediante una lámina de conexión, 

 que se ve en la fig. 7, y sale por 3 (dicho se está que en este 

 caso los bloques 3 y 4 están desligados). La fuerza electro- 

 motriz se une á la barra LL', que puede comunicar con cual- 

 quiera de los bloques l^, 2,, 3i ... 191,20^, 21 ^ por una cla- 

 vija, y con el contacto móvil, G. Su funcionamiento como 

 tal potenciómetro no necesita mayor explicación. 



Rkv. Aoad. db Ciencias. — IX.— Mayo, 1911. 61 



