2. Veamos la manera de calibrarle. La primera parte de 

 este calibrado se refiere al estudio del hilo. Para este fin se 

 disponen en 1 —2 y 3 —4 dos resistencias iguales, A y B, 

 que pueden permutarse mediante el conmutador representa- 

 do en el esquema, con el fin de hallar su valor en función 

 del hilo y comprobar su igualdad, en la forma que más ade- 

 lante diremos. Uniendo 2 y 4 á los polos de una pila, y G y 

 uno de los bloques intermedios, 6i,7j,8i ... 14i, 15i, 16i, 

 á un galvanómetro, tendremos constituido un puente de 

 Wheatstone, con cuyo auxilio se logra el estudio en cuestión, 

 dividiendo el hilo en 1 1 partes de igual resistencia, emplean- 

 do la modificación del método de Carey-Foster que hemos 

 descrito anteriormente (*). 



3. En segundo término, es menester que conozcamos 

 los valores de v4 y 5 en partes del hilo. Para ello, suponga- 

 mos se trata de A: puesta esta resistencia en 1 ' — 2', por 

 ejemplo, se ligan 3 — 4 por una resistencia nula, buscándose 

 la posición de equilibrio de G en el puente antes reseñado. 

 Hecha la lectura correspondiente se permutan ^ y la co- 

 nexión de resistencia nula, restableciéndose el equilibrio 

 del puente mediante el cambio de posición de G. Como es 

 sabido, el valor de A será la diferencia de las lecturas en G. 

 El mismo método se sigue en la determinación de B. 



En la práctica es menester agregar un término de correc- 

 ción, puesto que en la primera posición de A se suman á 

 ella las comunicaciones p^, p,, y en la segúndalas p^, o^* 

 Además, las resistencias de los contactos de la conexión en 

 3 — 4, pueden noser iguales á lasque corresponden á 1—2. 

 Para determinar el término de corrección es menester me- 

 dir pi, p2> p3> ?i, de una vez para todas, y en cada caso 

 los valores que toma la conexión con los contactos corres- 

 pondientes. 



(*) An. S. Esp. Fís. Quím. IX., 44. 



